Die maquetischen Beobachtungen der österreicki.'ich- ungarischen arctischen Expedition. 81 



Die Aziniuthbeobachtung- erfolgte möglichst raseh nach oder vor der magnetischen Beobachtung. Bei 

 Sternheobachtungen wurde das Gestirn durch gleichzeitige Bewegung au den Höhen- und Azimuthaikreisen 

 auf das Centrum der Kreuzfäden für Zenithdistanz und Azimuth eingestellt. Dieser Vorgang ist jedoch nicht 

 anzuempfehlen; bei intensiver Kälte folgt der Nonius wegen der leichten Vereisung nur langsam den 

 Bewegungen der Mikrometersehraube. Es kommt in Folge dessen hier und da vor, dass er seine wahre Lage 

 erst annimmt, nachdem die Einstellung schon gemacht ist. 



Bei Honnenbeobachtungen wurden die Ränder für Azimuth und Höhe nach einander eingestellt und dann 

 die Azinnithlesung auf das Mittel der Zeit für die Lesung der Zenithdistanzeu, oder umgekehrt, reducirt. 



Das Passage-Instrument wurde immer möglichst gut uivellirt und die Libelle nur dann abgelesen, wenn 

 beträchtliche Änderungen im Niveau vorkamen. Meistens wurden so niedrig stehende Gestirne beobachtet, 

 dass die Fehler im Nivellement ohne Einfluss bleiben. 



Es kam öfters vor, dass nach beendigter Aziniuthbeobachtung die Nadel so unruhig lag, dass die Beob- 

 achtung verschoben werden nuisste. Waren die Störungen anhaltend , so können in solchen Fällen während 

 dieser Zeit benierkenswerthe Verschiebungen im Eise stattgefunden haben. 



Als Mire diente während der Nacht eine fixe Laterne, bei Tag ein scharf markirtes Eisstück in möglichst 

 grosser Entfernung. 



Weit weniger Schwierigkeiten boten die Beobachtungen mit dem Aziinutlialcompasse. Dieser war ein gntes 

 Instrument mit l'risnieniiiopter und Einthcilung auf Silber, die Nadeln aus 4 parallel liegenden Lamellen 

 l)estehend. Um die Exceutricitätsfehler zu eliminiren, wurden meistens lü Visureu gemacht und das Instrument 

 für jede Visnr um 36° gedreht. 



Zu jeder Visur wurde von einem zweiten Beobachter mit Sextant oder Prismenkreis über künstlichem 

 Horizonte eine Höhenbeobachtung des visirten Gestirnes ausgeführt und aus dem Mittel derselben das wahre 

 Azimuth gerechnet. 



Die Compassrose lief auf einer Stahlspitze im Acliathütchen. 



Die Beobachtungen mit diesem Instrumente waren weit einfacher und kürzer und bieten unter den 

 geschilderten Verhältnissen die gleiche Genauigkeit, wie die mit den feineren Instrumenten ausgeführten. 



/»'. Horizontale lutensität. 



Der Intensitätsapparat bestand aus der Intensitätsnadel mit ihrem Gehäuse, der messingenen Ablenkungs- 

 schiene, die auf das Gehäuse der Nadel aufgesetzt und festgeklemmt wurde, mit einem Behälter für das Ther- 

 mometer, aus den H Ablenkungsmagncten, die beim Auflegen durch eine Feder unverrückbar in die gleiche 

 Lage geklemmt wurden, und aus dem hölzernen Schwinguugskästchen mit Glasdeckel. 



Das Instrument war ursprünglich nur mit den Ablenkungsmagncten 1 und 2 versehen, diesen wurde für 

 die Reise noch der sehr schwache Ablenkungsmaguet Nr. 3 beigefügt. Die Constanten der beiden ersteren 

 waren durch Herrn Professor Dr. J. Lamont vor der Abreise bestimmt, die der letzteren hätten durch Ver- 

 gleich mit ersteren während der Reise bestimmt werden sollen. Es stellte sich aber schon nach den ersten 

 Beobachtungen unter Nownja-Zenilja heraus, dass 1 und 2 viel zu stark magnetisch waren und unter den 

 dortigen Verhältnissen nicht gebraucht werden konnten. Es wurde hierauf Nr. 1 abgeschwächt, und um 

 wenigstens eine der Nadeln in ihrem ursprünglichen magnetischen Zustande zu erhalten, für Nr. 2 die 

 Ablenkungsschiene durch einen abnehmbaren messingenen Arm verlängert. Dieser Arm hatte die gleiche 

 Einrichtung zum Festklemmen, wie die Schiene selbst und wurde auf dieselbe Art wie der Ablenkungsraagnet 

 auf letzterer aufgeklemmt. 



Die Mittel zur genauen Bestimmung der neuen Constanten fehlten, diese Arbeit musste also bis nach der 

 Rückkehr verschoben werden. Der ganze magnetische Theodolith war für die beschwerliche Rückreise zu 

 umfangreich, es konnten nur die 3 Ablenkungsmagnete, die Schiene mit ihrer Verlängerung und die Intensitäts- 

 nadel in ihrem Gehäuse zurückgebracht werden. Erstere wurden zum Schutze gegen die Feuchtigkeit zwischen 

 zwei Urcttchen verpackt, die zusammengeschraubt und von allen Seiten wohl verkittet waren. Herr Professor 



Utnkbctiritten der matbem.-naturw. Cl. XXXV. Bd. 11 



