I)ip iiiaqii'-tisvheii Bfobachtiuitien rhr n.sterreiclthch-iinqdrischen arctiaclien Erpeflitio/i. 83 



Die neue Bestimmung naeli der RUekkelir: 



Magnet Nr. 1 . .log A'= 0-66851 —log!'— ' Jog sin to—(>95/"-i- l-\(t—t') 

 „ 3.. iogX= 0-67870 — log i"—Vjlog.sin^—0-95r-t-ll-9(i;—ü') 



Magnet Nr. 2 (auf der verlängerten Schiene). .logZ = 0-4.S079 — 1"8'2' — '/Jogsiny — U-^ht'-{-h-'d(t.— t'). 



Die Correction für Induction mit den variablen Factoren A' und y wurde als constant angenommen, und 

 mit den Wertben für A' und '^, wie sie unter Franz-Josephsland gefunden wurden, zur Constanteu gerecbnet. 

 Die von der Änderung von X und f herrllhreuden Fehler sind unmerkbar. 



Nach diesen letzteren Formeln sind alle Beobachtungen gerechnet. Die von / und /' abhängigen Coeffi- 

 cienten gelten für Grade Heauniur; die Beobachtungen wurden auf 0° reducirt 



Die Reduction der Schvvingungsdauer auf uuendlich kleine Bögen geschah nach der folgenden Tabelle, 

 die nach den im Handbuche des Erdmagnetismus, §. 52, entwickelten Formeln entworfen wurde: 



EloDgation ^ 'J'heilstiiche — log Reduction = • 00000 



^ n )i n ^= 



o — 



- n » n — 



^ T5 Tt » ^ 



* 11 n n — 



9 = 



Als Argument für diese Tafel wurde das Mittel aus den vier während zwei Schwingungsreihen beob- 

 achteten Elongationen angenommen. Eine geringe Diflerenz erhält man mit der Formel für die Correction 



= — Viijj^" "^5 — ^ (*^'" l'^'^iWorin /;, und li „ den ersten und letzten Schwingungsbogen bedeuten. 



Zu den Temperaturcorrectionen wurde das Mittel aller während der Ablenkungen und während der 

 Schwingungen beobachteten Temperaturen genommen. 



Die Correction wegen l'ngleichheit der Alenkungswinkel wurde erhalten nach der Formel, §. 24: 



f = —^It^hl-^hi) ('/stang^-+-V,,cotg^V 



0. Inclination. 



Das Inclinatorium war ein viel gebrauchtes und nicht mehr vollständig veriä-ssliches Instrument mit 

 festen Achsen, deren Zapfen auf Achatlagern ruhten, und zwei Mikroskopen, deren Kreuzfäden auf die bei 

 den Nadelspitzen eingestellt wurden. Jede Lesung ist das Mittel aus beiden Einstellungen. 



Die Achsen der Nadeln scheinen im Laufe der Zeit etwas gelitten zu haben; in Folge dessen zeigen die 

 Einstellungen in der gleichen Lage ziemlich bedeutende Ditl'erenzen. 



Um diese Instrumentenfehler möglichst auszugleichen, wurden alle Einstellungen 4 oder 5 Mal wieder- 

 holt, so dass jede Inclinationsbestimmung aus eben so vielen vollständigen Serien besteht. 



Der magnetische Meridian wurde durch Einstellung der Nadel J=90° bestimmt, und zwar wurde 

 diese Einstellung in den verschiedenen Lagen des Kreises und der Nadel wiederholt. 



Die Nadeln wurden jedesmal in allen Lagen beobachtet und ummagnetisirt, und vor jeder Einstellung 

 ausgehoben und neu aufgelegt. Die Magnete waren sehr schwach und das Magnetisiren nahm stets eine 

 längere Zeit in Anspruch und war, wenn im Freien bei niedriger Temperatur ausgeführt, eine peinliche Arbeit. 

 Um die Nadeln sicher anf den Sättignngspunkt zu bringen, wurden möglichst \iele Striche gegeben. 



Als die zweite Nadel mit dem Zelte in \'erlust gerieth, war keine ControUe der eisten mehr möglich. 



11 * 



