96 



Carl Wo y p r cclit. 



00 



DecHnation und liorizontaler Intensität so gering-, dass sie Beobachtnngsfehlevn /.iineschrieben weiden können. 

 Hei derinclination ist der! nterseliied jedoch bedeutend. Da aber daslncliniitoriuni nur geringe Verläs.sliciikeit 

 besas.s und der Eintiiis.s auf die beiden anderen Elemente gleieli Null i.st, so mnss der l'nter.'^ehied t)ei der 

 Inelination gleichfalls Heobaclitungs- und Instriunentenfehlern zugesciirieben \ver(UMi. 



In Nr. 1 standen fünf, in Nr. 2 ein Instruinentenpfeiler aus 2 langen Balken aus Lärchenholz, 26 "" im 

 Quadrate, die bis zur halben Höhe im soliden Eise eingelassen und mit siis.sem Wasser eingefroren wurden. 

 Sclieinliar standen sie so fest wie Mauerwerk, allein das Versicheiungsfernrohr des P\^rnrolirijfeilers in Nr. 1 

 liess Änderungen erkennen, obwohl das Holz gut trocken war und schon einen Winter im Freien gelegen hatte. 

 Der Pfeiler, auf welchem das Galvanometer stand, war etwas schwächer. 



Im Hause Nr. 2 war in der nördlichen Wand noch ein ver- 

 schliessbaresLoch eingebohrt, durch welches vom Pfeiler die feste 

 Mire sichtbar war. .Ms solche wurde in einer Entfernung von 17ß"' 

 eine Laterne fest aufgestellt. Sie stand gut eingepasst auf einem 

 kleinen hölzernen Sockel in einem hölzernen Kästchen, das auf 

 einem mit Eis gefüllten Fasse eingefroren war. Letzteres war mit 

 schweren Eisblöcken solid vermauert. 



Ans der nebenstehenden Skizze ist die Einrichtung der beiden 

 Häuser leicht ersichtlicii. a = der Pfeiler der absoluten Hestim 

 mungen , h = der Fernrohrpfeiler der Variationsinstrumente, 

 (■ = Declinafions- , d = Intensitäts-, c = Inclinations-, /= (ial- 

 \ anometerpfeiler, g = ein Tischchen für die Hilfsmagnete, li und 

 / = 'j'ischchen für die Hilfsinstruniente, k = innere Thüren, 

 / = äussere Thüren, m ^^ (»rtiuing gegen die Mire, n = Ötl'nuiig ^k 



zwischen den l)eiden Häusern, o = Mire, p = Lampe, «y ^ Voriiäuser. S 



Ausser den Hilfsmagneten und einem Itevolver zum Srlmtze gegen die Härenangriffe befand sich kein 

 Eisen in den Observatorien. Die genannten (Jegenstände lagen in 'der entferntesten Ecke des Hauses Nr. 1 

 und jederzeit in der ganz gleichen Lage. Für die Hilfsmagnete waren auf einem festliegenden Brettchen 

 N'ertiefungen eingeschnitten uml numerirt, so dass keine Verwechslung in der Lage stattfinden konnte. 



Die Beleuchtung geschah im Hause Nr. 1 mit einer fest aufgehängten starken Petroleundampe, welche 

 ihr Licht auf die Fernrohrspiegel und von diesen durch die (Jlasskalen auf die Magnetspiegel warf. Die 

 Beleuchtung war etwas mangelhaft, da die Lampe keinen eigenen Reflector besass. Ein solcher wuide noth- 

 dürftig aus Papier angefertigt. Bei dem Tlieodolitben geschah die Beleuchtung durch Stearinkerzen und 

 Waehsstöcke, die aucii noch nebenbei für locale Beleuchtung im Variationshause \erwendct \\urden. 



Alle absoluten Bestimmungen wurden auf dem Pfeiler a des Hauses Nr. 2 vorgenommen und niemals 

 e i n e E i n s t e 1 1 u n g g e m a c h t , o h n e d a s s v o n einem zweiten B e o b a c U t e r eine streng g 1 e i c h- 

 zeitige Lesung am entspre chenden Variationsinstrumente genommen worden wäre. Auf 

 dem Pfeiler waren für die drei Füsse des Theodolithen Vertiefungen eingegraben, so dass derselbe stets genau 

 auf den gleichen Punkt gegenüber der Mire zu stehen kam. 



Der Theodolith hatte durcii das viele Transportiren im LmuIc der Heise, namentlich im ersten Winter, wo 

 bei Eispressungen mehrmals rasch uml rücksichtslos eingepackt werden musstc, etwas gelitten. Der beweg- 

 liche Kreis lief nicht mehr vollkommen ])lan auf dem festen, derart, dass die Mikroskopwerthe nicht überall 

 die gleichen waren. Die Klemmschraube des Horizontalkreises musste sehr stark angezogen werden, und 

 hierbei konnte es vorkommen, dass der Mikroskopkreis seitlich und achsial etwas verschoben wurde. Dauämlich 

 die Achse vollkommen ölfrei gehalten werden musste, S" lilieb ihr ein geringer Spielraum, um die Drehung 

 nicht allzusehr zu erschweren. Es wurden zwar die Mikroskopwerthe öfters und jedes Mal rund um den ganzen 

 Kreis bestinnnt, allein es blieb, je nachdem <lie Klemmschraube stärker oder schwächer angezogen wurde, 

 eine geringe l iisicheihe.t zurück, welche l'ehier i)is zu meliiei'en Zehntel-Minuten \erursa(ht haben kann. 



