98 Carl. WeyprrvliL 



Die Corvection wegen Änderung rief horizontalen Intensität ist : 



Als Normalstand A' der horizontalen Intensität wurde bei jeder Torsionsrechnung ein willkürlicher, 

 dem jeweiligen Stande der Variation nahe liegender .Stand angenommen. Der Werth des Theilstriches 

 c';= 0-00033 der horizontalen Intensität. 



Da es sich hier um die Correction der Ablesung uiiil nicht des Ablenkungswinkels handelt, so ist die 

 Correction für Ungleichheit der Winkel: 



Die Temperaturcoet'ticienten « der drei Ablenkungsniagnete sind in München hestininil : 



Magnet 1 =0-000300 

 „ 2 = 0-000246 

 „ 3 = 0-000521. 



Die Correction für die Temperaturänderung ist: 



ß = Ausdehnungscoeft'icient des Messings = 0-000021.5. Als Normaltemperatur /„ wurde bei jeder 

 Torsionsrechnung das Mittel der während der Ablenkungen beobachteten Temperaturen angenonnuen. 



Als die ganzen magnetischen Arbeiten schon abgeschlossen waren, stellte sich bei der letzten Durchsicht 

 vor der Drucklegung ein durch die ganzen Torsionsrechnungen fortlaufender kleiner Fehler heraus. Dieselben 

 nmssten in Folge dessen nochmals umgerechnet werden, um den Einfiuss auf die Endresultate zu bestimmen. 



Die Standänderungen der Declination sind hierdurch um ein Geringes geändert und die entstandenen 

 Fehler sind in der horizontalen Intensität und Inclination enthalten. Sänimtliche absolute Bestimmungen sind 

 hierfür corrigirt worden. Der Einfluss ist aber ein sehr geringer. 



Da die rntersuchuug der ans den Variationsbeobaclitungen gerechneten Perioden zeigte, dass der Fehler 

 in den Perioden bei ^'ernacldässigung der Correction nahezu Null ist, so wurden die Variationslesungen 

 nicht umgerechnet. Ein später folgender Vergleich der corrigirten und nicht corrigirten Perioden wird zeigen, 

 dass die Correction anstandslos vernachlässigt werden kann. 



Die Ablesungen der nicht abgelenkten Nadel d' wurden vor und nach den Ablenkungen gemacht (I. und 

 2. Serie) und, um ihre Übereinstimmung zu prüfen, einzeln auf den Normalstand der Variation, iV = 100, 

 reducirt. 



Durch Umlegen wurde gefunden, dass die kräftigere Declinationsuadei einen Eintiuss von -i-(>'3 auf die 

 Nadel der Declinationsvariation ausübte, während der Einfluss der schwächeren Intensitätsnade! seiir nahe 

 =^0 war. Ferner übte der Directionsniagnet des Galvanometers einen Einfluss vou -t-l '2 auf beide Nadeln aus. 



Einzelne Fälle ausgenonnnen wurde die Mire vor und nach den Ablesungen eingestellt, Mire 1 und Mire 2, 

 und das Mittel aus beiden Lesungen als Visur der Mire genommen. 



' .'Sielic Ihimlbiali (Ins Erdmagnetismus, §. 12» und §. -23. 



