Die magnetischm Beoiarhtwigen ihr österrelchisch-imgariarhen m-rtischfv Expeditimi . 1 1 1 



Mitte der Nadel schnitt. Der Winkel a, um welclien diese von der Senkrechten auf die magnetische Axe 

 abwich, betrug 19° 56' W. gegen N. und 0. gegen S. 



Der dem F'ernrohre nähere Stab (W. ) war der niedrig hängende und lenkte ntit dem Siidpoie, der ent- 

 l'erntere (Ost) der höiier hängende und lenkte mit dem Nurdpole ab. Die obere Kante des ersteren befand sich 

 14 "° über, die untere des zweiten 14 unter der Nadel. Die Entfernung der inneren Flächen der Stäbe von 

 einander betrug .'JIG"". 



Die Fernröhre aller drei Instrumente bewegten sich an der gleichen Axe. einer starken Messingsäide, 

 welche in den Fernridiriifeiler sehr solid eingelassen war. Nach beendigter Aul'stelliuig nnd Orientirnng der 

 Instrumente wurden sie in ihrer Stellung unveränderlich restgeschraiil)t. 



Die Fernröhre der Declination und Inelination befanden sich auf der Nordseite, das der horizontalen 

 Intensität an der Südseite der gemeinschaftlichen Axe. 



Ausser diesen drei Fernröhren trug die gemeinschaftliche Achse noch ein viertes Versicheniugsfernrohr. 

 Durch eine kleine Ottiiung in der nördlichen Wand war in diesem die fixe Mire sichtbar. Die Wiederher- 

 stellung dieser Öffnung, vor welcher immer ganze Berge von Schnee angetrieben wurden, erforderte aber so 

 viele Arbeit, dass die Controllirung des unveränderten Standes nur selten vorgenommen wurde. Fs ergab sich, 

 dass die auf den Kreuzfaden eingestellte Mire nach einiger Zeit um einen geringen Betrag abwich. Am Ifi. 

 Mär/ stand sie schätzungsweise 1 — 2' links vom Faden des astronomischen Fernrohres. 



Jedes der Fernrohre trug in einem messingenem Halter seine (ila.sscala und rückwärts von derselben 

 einen Spiegel, durch welchen das von der Lampe knmmende Licht durch die Scala auf lien Magnetspiegel 

 uiul von diesem in das Fernrohr geworfen wurtle '. 



Alle drei Scalen hatten gleiche 'riieilung und wurden derart in den Halter festgeklemmt, dass bei allen 

 drei der von rückwärts gesehene linke Arm des Halters den Theilsfrich l.'iO abschnitt. Die äusscrsle Lesung 

 rechts war bei I = 50-0, bei II = 46r), bei 111 = 47-0. Die richtige Stellung der Scalen wurde inuner 

 eoutrollirl. 



Vom Magnetspiegel gesehen war die Theilung von rechts nach links abnehmend. Da die Nadel der hori 

 zontalen Intensität nach Ost und diejenige der Inklination nach W. abgelenkt war. so bedeuten: 



Zunehmende Lesung: I =^ östüche Ablenkung, 



II = Vergrösserung des .\blenkungswinkels, also \'erniinderungder horizont. Intensität, 

 111 =^ Verminderung des Ablenkungswinkels, also Vermimlerung der Inelination. 



Abnehmende Lesung: I = westliche Ablenkung, 



11 ^-- Verminderung des Ablenkungswinkels, also Vermehrung der liorizont. Intensität, 

 III -- Vergrösserung des Ablenkungswinkels, also Vermehrung der Inclinati(U). 



Zunehmende Lesung an der Variation entspricht abnehmender Lesung der nicht abgelenkten Nadel des 

 Theodolithen. 



Die Scalen waren sehr kurz und umfassten nur so Theilstriche= 2° Bogen. In Folge dessen verschwanden 

 tue Scalenbilder schon bei verhältnissmässig geringen Störungen aus dem Gesichtsfelde der Fernröhre und 

 mussten durch Hilfsmagnete zurückgeführt werden. 



Jede Nadel hatte deren zwei, einen stärkeren und einen schwächereu, von welchen der eine N., der an- 

 dere S. von der Nadel gelegt wurden. 



l'm diese Magnete auflegen zu können, wurde tür jedes Instrument eine hölzerne Schiene construirt, 

 welche in der Hichtung der magnetischen Axe der Nadel derart auf die Fussplatte angepasst war, dass die 

 Hilfsmagnete in gleicher Höhe mit der Nadel lagen. Die Schienen wurden durch die «iberen Köpfe der Fuss 

 schrauben in der gleichen Lage erhalten und nur in Aiisnahmsfällen abgenommen. 



I Ausfjilirlicli eiklliit uiul beacliriclien siiiil die t;l'*ii'li<'" VariatiuiisappHrate in den Aiiuuleii clei- königl. .Steniwarte zu 

 Müliclieii, IV. .Suppleiiii'utbaint, 8. 114 ii. w 



