Die ma(]iietisrhi')i licobachttoiffeii ihr i'ß.siern ichidrli-inifidriurhi^t) nrctisrhoi Expeilition. 113 



Zur Zeit dieser BeobacLtiingen wai' die Einrichtung des Hauses Nr. 2 nocii nicht xollsfändig beendigt 

 und der Tiieodolith stand im Hause der Variationsinstruniente, die wahrscheinlich aucii einen geringen Ein- 

 tinss auf ersteren ausgeülit haben. In den gegebenen Hestimniungen ist dieser enthalten. Der nahezu unver- 

 änderte Stand der Theodolithennadel während der Beobachtungen 3, 4, 5 macht es wahrscheinlich, dass 

 dieser Einfluss nur sehr gering war. 



Die Einflüsse der anderen Instrumente aufeinander können nach den obigen Bestimuningen nur gering 

 gewesen sein. Da die fnclination die Declinatiou nur A'A ablenkte, so kann ihr Einfluss auf die Intensität, 

 \(iu der sie nahezu dreimal so weit entfernt war, einen nur sehr geringen Betrag ausgemacht haben, etwas 

 mehr der Einfluss der Intensität auf die Inclination. 



Der Einfluss der Declinatiou auf die beiden anderen Instrumente kann nur sehr gering gewesen sein 

 gegenülier den pjnflüssen der letzteren, die mit ihren starken Deflectoren wirkten, auf diese. 



Als später das Galvanometer aufgestellt war, übte auch der Directionsmagnet desselben einen Einfluss 

 auf die Nadeln aus. Er wurde am lo. Februar durch abwechselndes L'ndegen des Directiousmagneten bestimmt, 

 bei Nordpol gegen Süd (Norniallage) : 



Auf I. =-+-lr8, auf IL = -H2f2, auf III. =-H2f5. 



Zu diesen Bestimmungen wurden keine gleichzeitigen Lesungen am Theodolithen gemacht, sondern nach 

 dem jedesmaligen l'ndegen die zweite der Schwingungen, iu welche die Nadel duich das Umlegen g^rieth, 

 abgelesen und der Unterschied mit dem im Augenblicke vor dem Umlegen beobachteten Stande gebildet. 



Der kräftige Directionsmagnet des Galvanometers übte auch einen Einfluss auf die Nadel des Theodolithen 

 am Pfeiler des Hauses Nr. 2 aus. Da hierdurch in die absoluten Bestimmungen ein Fehler eingeführt wird, 

 so wurde er am 14. Februar genau bestimmt. 



Galvanonietei'. Nordpol gegen N. 



EinUnss des Galvanometers auf 1. 



Rediieirt auf Tlieil.stiieli 9U 



Correction in der Normallage = — 1'2 



Da an den Variationsinsfrumenteii nur die Änderungen beobachtet werden und ihre Lesungen erst durch 

 die absoluten iJestimmungen einen bestimmten Wertli erhalten, so kommen die constanten Einflüsse nur in so- 

 ferne zur Geltung, als durch sie die Ablenkungswinkel der Intensität und der Inclination und die Directions- 

 kraft der Nadeln beeinflusst werden. Die Beobachtungen zeigen, dass die Einflüsse so gering sind, um vernach- 

 lässigt werden zu können. 



Die Aufstellung der Instrumente verzögerte sich bis Mitte December. da die zum Ausdrehen aufgehängten 

 Fäden lange Zeit nicht zu einem normalen Stande kommen wollten. Sie hingen zuerst 14 Tage in einer ver- 

 schlossenen, ungeheizten Cabine an Bord. Das angehängte Torsionsgewicht (der Kojjf der oberen MessinghUlse) 

 war jedoch wahrscheinlich zu schwer, denn als die Nadeln am 5. December eingehängt und die Instrumente 

 aufgestellt waren, stellte sich die Declinationsnadel um mehrere tirade aus dem Meridiane. Die Fäden wurden 

 hierauf nochmals mit einem an Schwere der Nadel ganz gleichen Gewichte im Observatorium selbst auf- 

 gehängt und die Instrumente am lo. Decendier neuerdings aufgestellt 



Die hierauf folgenden Bestimmungen des Werthes der Scalentheile, der Hilfsmaguete, der gegenseitigen 

 Einflüsse, der Torsionscoefticienlen etc. nahmen sehr viel Zeit in Anspruch, da die fortwährenden Störungen 

 nur selten so genaue Beobachtungen zuliessen . wie sie derartige Bestimmungen erfordern. In Folge der 

 geringen Ausdehnung der Scalen traten die Scalenbilder sehr bald aus dem Gesichtsfelde der Fernröhre und 

 die Beobachtungen mussten dann abgebrochen werden. Hiedurch ging eine Menge Zeit verloren, 



Heuksthrifteii der mathem.-uaturw. Cl. XXXV. Bd. jj 



