Die magnetischen Beobachtungen der österreicliiscli-ungar lachen arctisclien Expedition. 123 



Die Inteiisitätsänderungen wälirencl dieser Beobaclitimgen wurden am inagiietisclien Theodolitli mit auf- 

 gelegtem Maguet 1 W., N. innen, die Dccliuationsänderungen au der Declinationsvariation benbaclitet. Die 

 Rubrum Tlieodol.„ enthalt die auf 100 der Declination und lOO der Intensität reducirte Theodolithenlesuug, 

 die Rubrik II„ die auf diese Lesung reducirte Lesung der Intensitätsvariation. 



Bei der Beobachtung am 24. Februar geriethen die Nadeln hier und da in geringe Schwingungen. 



Im Mittel ist also : 



n^—n^ =h =48 '10 



der Torsionscoeffifient y= 0-0030. 



Die obige Formel mit diesen Daten gibt y =52° 39'. 



Zur ControUe der Intensitätsänderungen und zur Reduction auf gleichen Intensitätsstand wurde sowohl 

 bei diesen, wie bei allen übrigen an der Intensitätsvariation ausgeführten Beobachtungen der Theodolith auf 

 seinem Pfeiler mit aufgelegtem Magnete Nr. 1 W., N. innen, abgelesen. Dieser Magnet lenkte die Nadel des 

 Theodolithen nahezu um den gleichen Winkel ab, wie der Ablenkungswinkel der rnteusitiitsvariation. Durch 

 eine Reihe von gleichzeitigen Lesungen an beiden Instrumenten ergab sich, dass eine Änderung der Inten- 

 sitätsvariation von 1" einer gleichzeitigen Änderung am Theodolithen von 1'55 entsprach. 



Die genaue Übereinstimmung mit dem aus den Messungen gefundenen 'jj ist mehr eine zufällige, da Ijeide 

 Instrumente bei beiden Bestimmungen nur annähernd in ihrer Normallage waren und keine Correction für 

 ihre Abweichung von derselben angebracht ist. 



Mit j; =: 52° 40' und den obigen Werthen wird 



^ = 0-O003299 [«— 1 -0038 »' 



Da die Correction von 0-0038 w' bei ?<'=:200'' erst einen Werth von O'?:') erliält, so wurde sie bei der 

 Reduction der Lesungen der horizontalen Intensität ganz vernachlässigt und ein Theilstrich = 3-3 Zehn- 

 tausendstel der horizontalen Intensität angenommen. 



Torsion. Der Faden der Intensität wui'de zur Kiimiiiirung der Torsion ebenso behandelt, wie derjenige 

 der Declination. 



Nach der ersten Aufstellung am 5. December wurde das Instrument am 1.3. gleichfalls wieder abgenommen 

 und zum nochmaligen Ausdrehen des Fadens aufgeliängt. Durcli einen unglücklichen Zufall fiel es am 

 29. December vom Pfeiler und die (rlasröhre des Fadens brach in der unteren Messingfassuug. Sie wurde um 

 4"'" verkürzt, frisch eingekittet und ein neuer schwächerei' Faden, eine einzige Coconfaser, eingezogen. 



Das Torsionsverliältniss ergab in dieser Aufhängung durch Drehung des Fadens: 



43 ■ 1 für eine saane Drelninsf , iiufl zwar 



■22 fO für eine halbe Drehnng n.acli reclifs, nnd 

 21-1 für eine halbe Drehung nach Mnl<.s, 



woraus 7 = 0-0030. 



Nach dieser neuen Orientirung wurde das Instrument nicht mehr berührt. 



Die absoluten Bestinnnungen, zusammengesteilt zur Untersuchung der Standänderung in Folge von Tor- 



sion etc., geben: 



lü* 



