Die maqneihvhn Beobachtmigen (h'V 'önterreichiach-unriariächfn arctiurlicn Expedition. 127 



„Um den Eiiiflu.ss der iilirigeii Instrumente iiiif das Ineliiiations-Ini^triimeiit zu ermitteln, habe ieh durch 

 die Nadel des Inclinations- Instrumentes wiederholte Ablenkungsxersuclie vorgenommen, welche bei einer 

 Entfernung' von 450""" als mittleres Resultat (J° 19'!) geliefert haben. Da nun angenonnnen werden kann, dass 

 die sämmtlichen freien Nadeln gleich starken Magnetismus besassen, so wird für die Nadel des Inelinations- 

 Instrumentes das Declinations-Instrument eine Vermehrung der Directionskraft von '/,.g hervorgebracht haben, 

 was vernachlässigt werden kann. Noch weit geringer muss der Einfluss des Intensitäts-Instrumentes theils 

 wegen der grösseren Entfernung, theils wegen der einander entgegenwirkenden Nord- und Südpole gewesen 

 sein. " 



,Aus den vorhergehenden Versuchen sehliesse ich, dass die Einflüsse, welche durch die complicirtere 

 Kcrechnung des Werthes der .Scalatheile i IV. Supplementband zu den Annalen) eliminirt werden sollen, bei 

 Ihrem Instrumente nur in sehr geringem Masse vorhanden waren und dass innerhalb der vorkommenden 

 Grenzen, die Änderungen des Magnetismus in den Eisenstäben den Änderungen der inducirenden Kraft 

 des Erdmagnetismus proportional gesetzt werden können. 



„Hiernach wird man den einfachen Ausdruck (Handbuch des Erdmagnetismus, S. 214), jedoch mit Berück- 

 sichtigung des Winkels a ' benützen können, und es ergibt sich: 



dJ = 0'57J («—«"). 



„Ich habe gefunden, dass l)ci uns, selbst wenn Störungen eintreten, die totale Intensität nur sehr ge ringen 

 Änderungen unterworfen ist. Wäre in der Nähe des Poles dasselbe Verhältniss vorhanden, so hätte dieser Aus- 

 druck für dJ volle Giltigkeit.-' 



Die genaue, oben gegebene Formel tür den Werth des Tiieilstriches zeigt, von welchem Einflüsse der 

 Inductionscoefficient ist. Die nachträgliche Bestimmung desselben ist wegen des grossen Unterschiedes in der 

 Vertical-Intensität nicht leicht ausführbar. Der Werth des Theilstriches der Inclination in absolutem Masse 

 kann unter diesen Umständen nur als Approximativwerth betrachtet werden. 



Aus diesem Grunde wurde auch die Correction für Änderung der horizontalen Intensität — die, wie 

 später gezeigt werden wird, sehr nahe constant ist — ganz vernachlässigt. 



Torsi on. Der Faden der Inclination wurde zur Eliminirung der Torsion ebenso l)eliandelt, wie die Fällen 

 der horizontalen Intensität und Inclination. 



Nach der ersten Aufstellung am 5. December wurde das Instrument am i;^. gleichfalls wieder demontirt 

 und nochmals «um Ausdrehen des Fadens aufgehängt. Da der hieraufgefundene Torsionscoefticient zu gross 

 erschien, so wurde das Instrument am 29. December wiederum abgenommen und der Faden auf eine einzige 

 Coconfaser reducirt. 



In dieser Aufhängung ergab eine Beobachtung am 31. December: 



für oinc ganze Dreliiiny ^ -JO!'? - 



•22-3 

 21 "2 

 ■2 1 • '.I 

 19-6 

 19-8 



Mittel = 20 f 9 



woraus 7 :^ 0-0015. 



Der Stand der Nadel änderte sich nach Beginn der Beobachtungen rasch nach -i-, n. zw. so stark, dass das 

 Spiegelbild der Scaln fast ununterbrochen ausseihall) des Gesichtsfeldes des Fernrohres stand. 



Um diesem abzuhelfen, wurden am 12. Februar die Inductionsstäbe um einen sehr geringen Betrag der 

 Nadel näher gerückt und der Stand derselben dadurch auf die ungefähre Mitte der Scala zurückgeführt. 



Nach dieser Verstellung änderte sich zwar der Stand der Nadel wiederum, jedoch bedeutend langsamer 

 und in entgegengesetzter Richtung. 



1 Der Winiiel, welcheu die Verbindungslinie der Stäbe mit der .Seukreolitea autd'e inagnetische Axe der Nadel bildete- 



