SUR I.A REFLEXION CRISTALLINE, ETC. 5 



Le réglage de rorientatiou se fait, en ])la(;ant le prisme, encore^ 

 vide de liquide, entre un polariseur et un analyseur exaeteineut orien- 

 tés dans les plans vertical et horizontal. Le prisme est fixé par trois 

 boutous à une bonnette montée sur un su])])ort vertical à vis calantes. 

 On s'arrange pour qu'une rotation autour de Taxe vertical de ce sup- 

 port amène successivement les trois faces du prisme à être bien nor- 

 males à un faisceau lumineux cylindrique, qui a traversé le jjolariseur: 

 on ])eut y arriver, parce que le ])risme est bien construit. Il suffit 

 alors de toucher à la vis qui agit sur la couronne métallique pour 

 que, la lame cristalline étant traversée normalement jxir le faisceau 

 lumineux, on ait toujours une extinction parfaite après la traversée de 

 l'analyseur. 



Le liquide dont on remplit le prisme, pour éliminer la réflexion exté- 

 rieure à la surface du cristal, est un mélange de deux volumes de ben- 

 zine pour un volume de sulfure de carbone; les volumes étant mesurés 

 à 15°. .J'ai étudié avec soin la réfringence et la dispersion de ce mé- 

 lange, à diverses températures; mais, comme il peut avoir légèrement 

 changé de composition d'une expérience à l'autre, à chaque expérience 

 j'ai soin d'en reprendre de nouveau l'indice ])our les raies D., ou />,; pour 

 la variation de l'indice quand onpasseàuner radiation voisine, ou pour la 

 variation de réfringence avec la température, je me reporte aux nombres 

 déterminés une fois pour toutes. 



Ce qui intéresse le plus, c'est l'indice de ce liquide par rapport au 

 quartz. C'est cette quantité que j'ai soin' de déterminer directement, en 

 versant le liquide étudié dans une cuve à faces parallèles, et plongeant 

 dans le liquide un prisme de ([uartz: c'est un prisme de 60° d'angle, 

 dont on place le plan bissecteur ])arallèle aux faces de la cuve; on éli- 

 mine par un nicol le rayon extraordinaire, et on observe le spectre 

 obtenu entre un collimateur et une lunette de goniomètre. Ou a consti- 

 tué ainsi un speetroscope à vision directe: si une raie connue se trouve 

 exactement daus la direction où l'on visait la fente du collimateur, en 

 lumière blanche, avant l'introduction du prisme de quartz, c'est que 

 ])our cette raie, à la température de l'expérience, l'indice du liquide est 

 exactement égal à l'indice ordinaire du quartz. Pour toute autre raie, 

 on déduira aisément de l'angle de déviation lu au goniomètre, l'angle >; 

 dont doit dévier un rayon lumineux en pénétrant du liquide dans le 

 quartz sous une incidence de 45°. Le tableau suivant fait connaître, 

 pour trois raies, le valeur de ■/,, de l'indice v du liquide, et de l'indice 



