M. BERNARD BRUNHES. 



ordinaire JV^ du quartz en même temps que les variations de •// et de v 

 avec la tem[)érature. 



L'ensemble de l'appareil comprend une lentille L, de 33 cm. de foyer, 

 qui reçoit d'un héliostat les rayons solaires; un diaphragme I) percé de 



pi u sieurs trous, que 



zQj Y' P \n r ^ de 7^, et qui permet 



d'isoler un pinceau 

 de rayons solaires; 

 — un polariseur 

 rectiligne ou circu- 

 laire; — une lentille 

 h' acliromatique , 

 de 50 cm. de foyer, 

 dont on règle la dis- 

 tance au diaphrag- 

 me de telle sorte que 

 rimage du trou lu- 

 mineux, après ré- 

 flexion sur une des 

 faces du prisme, vienne coïncider avec le trou lui-même; — le prisme 

 à liquide monté sur une colonne verticale à crémaillière et muni de 

 vis qui permettent de Torienter; — puis, sur le trajet du faisceau rétléclii 

 qui est renvoyé à 90° du faisceau incident, un nicol analyseur, et un 

 spectroscope. Dans la plupart des mesures, on a employé un spectros- 

 cope de Thollon, dont la lunette est manoeuvrée par une vis micro- 

 métrique. Cette vis porte un tambour latéral divisé en 100 divisions; 



Fier. 3. 



