DESCRIPTION n'UNE SIMPLE PAL ANGE MAGNÉTIQUE 



G. GUGLIELMO. 



J'ai décrit au coinmencement de cette année un aréomètre ayant la 

 masse asymétrique qui plongé complètement dans un liquide et appuyé 

 par un bout contre un plan horizontal^ prend une inclinaison qui 

 dépend de son poids et de sa forme ainsi que de la densité du liquide^ 

 et qui varie suivant une loi trèssimple lorsqu'une force vient à agir 

 sur Taréomètre. Si celui-ci est plus lourd que le liquide qu'il déplace, il 

 doit être appuyé imv son bout inférieur sur le plan horizontal, s'il est 

 moins lourd il doit être appuyé par le bout supérieur sous et contre 

 le même plan. Afin que Taréomètre puisse s'incliner au dessus et au 

 dessous de l'horizon il faut que le bout jmr lequel il est appuyé soit 

 replié à angle droit du côté du ^\a.n, et que ce plan (une bande de 

 verre accrochée par des fils en laiton au bord du récipient) se trouve 

 à mi-hauteur du liquide. Enfin pour que l'azimut de l'aréomètre de- 

 meure constant pendant que l'inclinaison varie, il faut que le bout 

 par lequel l'aréomètre est appuyé soit en forme de T, avec les bouts 

 des deux branches effilés, repliés perpendiculairement à son plan, et 

 fondus. 



Le frottement qu' é])rouve cet aréomètre dans la rotation sur ces 

 deux pointes d'appui me paraît tout à fait inappréciable et je crois donc 

 que cet aréomètre pourra servir à la mesure exacte de forces très 

 petites; c'est pourquoi j'ai cherché à l'appliquer à la détermination des 

 composantes horizontale et verticale du magnétisme terrestre, de la 



