DESClilPTlON d'une SIMPLE BALANCE MAGNETIQUE, 177 



sur riiorizo;!, si M est le moment maguétique du barreau et V et H 

 les composautes verticale et horizontale du magnétisme terrestre, le 

 moment de Faction magnétique terrestre sera MH sin 4^' -{- MV 

 cos Cp cos 4^'. 



Pour déterminer les jiroduits MH ai MV 'yû suivi les méthodes de 

 ToPLER qui uront paru les plus directes et les plus simples. Si Y on veut 

 déterminer seulement MH il convient de faire usage d'un aréomètre 

 formé d'une tige mince pourvue à un bout d\me boule de grandeur suffi- 

 sante et à l'autre bout des pointes d'appui; il doit aussi être pourvu au 

 bout libre d'un couteau de balance (ou d'une lame mince) avec le tran- 

 chant (ou le bord) perpendiculaire à Taxe et horizontal pour y poser les 

 poids connus équivalents à l'action magnétique, qui devront être en fil 

 de platine et auront la forme de cavaliers. Si l'aréomètre avec le barreau 

 est moins lourd que le liquide qu'il dé^jlace, les pointes d'appui et le 

 tranchant du couteau sont tournés du même coté, ce qui rend plus aisée 

 la mesure indispensable de leur distance. 



Le barreau aimanté doit être fixé de façon qu'il soit perpendiculaire 

 à Taxe de Taréomètre, à la ligne des pointes fixes, et que dans la position 

 d'équilibre en ajoutant quelques petits poids il soit vertical. Si alors 

 on fait tourner le récipient de 180° autour d'un axe vertical le moment 

 des poids qu'il faudra ajouter ou ôter à l'aréomètre pour rétablir l'exacte 

 verticalité du barreau est égal au double du produit MR. 



Pour fixer le barreau j'ai fait usage de cire à caclieter, mais il vaut 

 mieux se servir de deux ressorts cylindriques soudés à angle droit dont 

 l'un embrasse la tige de l'aréomètre et l'autre le barreau aimanté. De 

 cette façon en approchant ou en éloignant le barreau des pointes fixes 

 on obtient l'équilibre dans les conditions requises; en soulevant ou 

 abaissant le même barreau on augmente ou diminue la sensibilité, et 

 enfin en le tournant deux fois de 90° autour de son axe et en détermi- 

 nant chaque fois MH, on peut corriger l'erreur causée par un défaut de 

 parallèllisme de la ligne des pôles et de l'axe du barreau. 



Pour observer les déviations de l'aréomètre j'y ai fixé un petit miroir 

 dans lequel j'observais de la façon usuelle avec une lunette l'image 

 d'une échelle divisée verticale; si les parois du récipient étaient trans- 

 parentes et planes j'observais à travers d'elles et le miroir était vertical, 

 si les parois étaient opaques le miroir avait son plan horizontal et je 

 disposais au dessus un prisme rectangulaire, qui lui renvoyait les rayons 

 venant de l'échelle. Dans cette dernière disposition le tremblement de la 



ARCHIVES NÉEllLANDAISES, SERIE IF. TOME V. 12 



