178 G. GUGLIELMO. 



surface du liquide et celui de rimage fatiguent beaucoup Toeil et il sera 

 utile d'immobiliser cette surface en y posant une lame de verre à parois 

 planes. 



Au lieu de faire tourner le récipient de 180° autour d'un axe vertical, 

 on peut retourner bout à bout l'aréomètre en Tappuyant sur une 

 bande de verre accrochée a la paroi opposée. Il faut toujours deux 

 lunettes et deux échelles ou deux positions de la même lunette avec 

 l'échelle pour observer dans les deux directions opposées. Afin que les 

 divisions des deux échelles ou d'une échelle dans les deux positions se 

 correspondent exactement, je me sers d'un deuxième aréomètre, avec 

 miroir mais sans aimant, disposé près du premier de façon que les deux 

 images de l'échelle soient visibles en même temps dans le champ de 

 la lunette. Lorsque l'on fait tourner le récipient, ce deuxième aréomètre 

 ne cliange pas son inclinaison, qui peut servir de repère. 



Pour déterminer 317 il convient de faire usage d'un aréomètre formé 

 d'un tube en verre mince de volume tel que la poussée qu'il éprouve 

 dans le liquide soit peu ditférente de son poids avec le barreau, et pourvu 

 à un bout des pointes d'appui et à l'autre du couteau pour les poids 

 connus. Le barreau pas encore aimanté doit être fixé parallèllement à 

 l'axe de l'aréomètre à l'intérieur ou à l'extérieur de façon qu'en ajoutant 

 quelques petits poids dans la position d'équilibre la ligne des pôles soit 

 exactement horizontale; il faut aussi qu'elle soit perpendiculaire à l'axe 

 de rotation. Après, l'on aimante le barreau au moven d'un courant 

 électrique, et le moment des poids qu'il faudra ajouter ou ôter pour 

 rétablir l'exacte horizontalité de la ligne xles pôles sera égal à 311. 

 Dans cette détermination il faut que le plan dans lequel peut tourner 

 l'aréomètre soit ^perpendiculaire au méridien magnétique; ainsi l'action 

 de la composante horizontale est nulle, soit parce que le barreau est 

 horizontal, soit parce que cette composante est perjjendiculaire au ])lan 

 de rotation, ce qui est utile pour diminuer les erreurs causées par une 

 imparfaite position de la ligne des jjôles. 



Quelquefois j'ai fixé le barreau à l'intérieur de l'aréomètre sur la 

 paroi inférieure ou coaxialement ; ces dispositions ont l'avantage qu'une 

 fois que le barreau est fixé solidement avec de la cire à cacheter, il 

 n'est plus sujet à des variations dans son poids ou chms sa position ; 

 parfois j'ai aussi fixé le barreau à l'extérieur au mo_yen de deux ressorts 

 cyliiulriques soudés près de ses bouts, dans lesquels j'introduisais l'aré- 

 omètre, en le fixant avec de la cire à cacheter. 



