180 G, GUGLIELMO. DESCRIPTION u'uNE SIMPLE BALANCE^ ETC. 



OU empêchent ces variations, et on peut corriger les erreurs qu'elles 

 produisent de la façon usuelle, avec déterminations alternatives, ou en 

 observant l'effet qu'elles produisent dans un temps connu. Enfin l'on 

 peut faire usage de deux aréomètres ])areils disposés l'un près de Tautre, 

 de façon que les deux images de l'échelle qu'ils produisent soient visibles 

 en même temps dans le champ de la lunette. Les variations de la tem- 

 pérature agissent également sur ces deux aréomètres, et si Tun d'eux 

 est pourvu d'un barreaa non magnétique et partant n'est pas sujet à 

 l'action magnétique, son inclinaison pourra servir de repère auquel il 

 faudra rapporter les inclinaisons de l'autre aréomètre. 



J'ai cherché aussi à éviter l'influence de la température en construi- 

 sant des aréomètres dont le centre de poussée se trouvait sur la verticale 

 menée par le point d'appui A, mais leur position d'équilibre était 

 sujette à se déplacer saus cause apparente, peut-être à cause de Timper- 

 fection des pointes d'appui. 



Je ne crois pas que ces aréomètres, bien qu'il soient très sensibles, 

 puissent remplacer les magnétomètres usuels dans la détermination de 

 Ml H et MjV. J'ai fait aussi des expériences au moyen d'un aréomètre 

 avec aimant horizontal, appuyé par une seule pointe et jmr conséquent 

 pouvant aussi tourner autour d'un axe vertical; toutefois le frottement 

 dans cette rotation n'étant pas aussi petit que dans celle autour de l'axe 

 horizontal, le barreau ne se disposait ])as toujours exactement dans le 

 méridien magnétique et j'observais des différences allant jusqu'à 10'. 



.l 'ai fait bien des épreuves et des expériences avec ces aréomètres pour 

 contrôler leurs avantages et leurs désavantages mais je n'ai ])as fait des 

 mesures magnétiques exactes, d'autant plus que je n'avais pas de mag- 

 nétomètre; avec des appareil construits de façon provisoire et assez 

 imparfaits j'ai obtenu une précision allant au moins jusqu'au centième 

 de milligramme, mais quelquefois jusqu'au cinq-centième. Des résultats 

 numériques sur la précision que l'on peut obtenir avec cet aréomètre 

 dans la mesure de forces très petites seront publiés dans une note 

 prochaine, sur la détermination des densités et des masses de quantités 

 très petites d'un solide. 



Cagliari, Cabinet de jihysique de V Université. 



