ilBER EINEN DREHKOMPARATOR ZUR 

 VERGLEICIIUNG UND AUSDEHNUNGSBESTIMMUNG VON MASSSTàBEN 



VON 



J. PEU NE T. 



Bei genauen Yergleichungen von Strichmasseu in horizontale!- Lage 

 haben sicli bislier Transversaikomparatoren am besten bewithrt, weil bei 

 cliesen die Beobaclitungen an beiden Enden desselben Stabes nahezu 

 gleichzeitig vorgenommen wevden konnen, und ferner sehr rascli die 

 Liingsaxen der zu vergleichenden Stabe, successive in die durch die 

 optischen Axen der Mikroraetermikroskope bestimmte Visirebene ge- 

 bracht werden konnen. 



Uni dies zu ermoglichen, werden bei der ersten Porm der Transver- 

 saikomparatoren z. B. bei dem EEPsoLi/schen Komparator der Kaiser- 

 lichen Normalaichungskommission zu Berlin *), die Miki'oskope auf 

 eiuem Wageu niontirt und dieser senkrecht zur Langsaxe der Stabe 

 hin und hergeschoben, wahrend dièse in ihrem Troge an derselben Stelle 

 bleiben. Dièse Anordnung schliesst die Moglichkeit nicht ans, dass bei 

 der A^erschiebuug der Mikroskope von einem Stabe zum andern, durch 

 Temperatureinfliisse, dnrch Druck oder Zug, oder durch einen noch so 

 geringen Zwang in der Fiihruug, iiusserst kleine Aenderungen in der 

 Entfernung der beiden Mikroskope eintreten. Dièse kiinnen zwar durch 

 zweckmassige Konstruction auf ein Minimum beschiiinkt, aber nicht 

 wohl vollstiindig beseitigt und nur durch eiue passende Variirung der 

 Beobachtungen unschiidlicli gemacht werden. So ist z B. beim Rep- 

 soLu'schen Komparator die Transversalverschiebujig des kraftig gebau- 



') Wisseuschaftliche Abliandhmgen der Kaiserlicbeii Xormalaichimgskom- 

 mission I. Heft Berlin 1895, pag. 56. 



