396 J. PEBNET. 



teii, prisinatisclien Mikroskoptriigers eine freie, um Defovmationeii des 

 Wagens zii vermeiden, und ferner sind die etwas federiiden Zugstangen 

 moglichst in der Ebene der liollen und Auschliige angebracht^ um eine 

 Yerbieguug zu verhiiten. Trotz dieser Vorsichtsmassregeln erhellt aus 

 den Untersucliungen der Herren Pensky und Dr. Stauthagen ^) ûber 

 die Ergebnisse der Langenmessungen von der Lage der Stabe, dass 

 (wohl lediglicli in Folge eines niclit vollkommeuen Parallelismus der 

 Axen der Laufrollen) Verbiegungen des Wagens eintrateu, die systeraa- 

 tisclie Messuugsfeliler von + 0,45 /x zurPolgehatten, diedurch Wieder- 

 holang der Messungen nacli A^ertauscliung der Stabe eliminirt wurden. 



Bei der zweiten Form der Transversalkomparatoren sind die Mikros- 

 kope auf Pfeilern montirt, und es ist somit die Ebene der oj)tischen 

 Axen festgelegt. Die Stabe dagegen werden vermittels eines auf 

 Schienen rollenden Wagens transversal verschoben, und bei den Beobach- 

 tungen ihre Langsaxen successive in die A'^isirebene gebracht. Hiezu 

 bedarf es bei der A^ergleicliung von Stiiben bei gleicher Temperatur nur 

 einer geringen Yerschiebung, weil beide Stiibe nebeneinander in dem- 

 selben Troge liegeii. Bei den absoluten Ausdelmungsbestimmuugen 

 dagegen, befinden sich die Stabe in getreunten Trogen, so dass der Wa- 

 gen einen Weg von 0,5 — 1 Meter zuriicklegen muss. 



Gegen den Ti-ansport schwerer Massen in liorizontaler Eicbtung sind 

 Bedenken erhoben Avorden_, und es muss im Principe zugegeben werden, 

 dass durcli Veranderungen in der l^elastung auch Neigungsïinderun- 

 gen der die Mikroskope tragenden Pfeiler eintreten konnen, wenn dièse 

 niclit geniigend fundirt und vollig von dem den Wagen tragenden 

 Mittelpfeiler isolirt sind, oder nicbt auf einem und demselben, hinrei- 

 cliend grossen Cementblock ruhen, wodurch relative Neigungsanderun- 

 gen ausgeschlossen werden -). 



Bei dem Komparator von Brunneii ^) im Bureau international des 

 poids et mesures, welcher der zweiten Eonn der Transversalkompara- 



') Loc. cit. pag. 59 und 108. 



^) So. konnten z. B. auf der enornien Cementplatte, wclclie das Fundament 

 des Cxebaudes der I. Abtheilung der Physikalisch Techuischen Reiclisanstalt 

 bildet, selbst bei Verscbiebung grosser Lasten keinerlei relative Neigungsande- 

 rungen mittels âusserst empfindlichen Libellen wabrgenommen werden. 



^) Travaux et mémoires du Bureau international des poids et mesures. Tome 

 IV. B, Comparaisous des mètres à la température ambiante. 



