398 J. PERNET. 



Yertikalebene. Der Eahmen, aiif dern sie anfliegeu, kauu durcli 4 Hebel 

 vermittels einer Kurbel uiul Zahnstaiige geliobeu odei" geseiikt Averdeii, 

 so dass der Schwerpunkt des Systems imr iu einer Vertikalen sich be- 

 wegt. Die Ablesemikroskope siiid horizontal auf einem besondern pris- 

 matiscben Trager verschiebbar montirt, der gegen Temperatiirscbwan- 

 kiingen durch eiuen Trog geschûtzt ist. 



Solange es sich nur um Vergleichimgen in Luft haudelt^ bietet dieser 

 Komparator, gegeniiber deu andern Sjstemeu^ somit entschiedene Vor- 

 teile. Sobald jedoch die Vergleichimgen in einer Pliissigkeit stattiînden 

 soilten, so wilrde dies die Einfiihrung planparalleler Glasplatten in die 

 alsdann anzuwendenden Troge erheischeu, und erst eine besondere Un- 

 tersncliung wiirde zu eutscheiden gestatten^ ob die beim Visiren (hirch 

 dièse Platten zu erwartenden Pehler uicht grosser sind als diejenigen, 

 die bei einer horizontaleu Massenverschiebung eventuell durch elasti- 

 sche Neigung der Mikroskojj trager eintreten kdnnen. Ueberdies wiirden 

 Vergleichuugeu bei Temperaturen nnter derjenigen der Umgebung, in 

 Folge des dann eintretenden Beschlagens der Platten, besondere Schwie- 

 rigkeiten bieten. 



Infolge meiner Studien zu einem Universalkomparator^ fûhrte ein 

 13esuch der Werkstatte von Prof. Dr. Amsler und Dr. AmslerJun. in 

 Schatt'hausen im Priilijahr 1896 mich auf den Gedanken, die Yertau- 

 schiing der Troge unter deu Mikroskopeu durch Drehung um 180° um 

 eine vertikale Axe, vermittels eines reibungslosen^ drehbaren Cylinders 

 zu bewerkstelligen, ahnlich denjeuigen, die bei den Zerdrûck und Zer- 

 reissmaschiuen Verwenduug fhiden. Ein von deu genaunten Herren be- 

 reitwilligst vorbereiteter Yersuch zeigte^ dass iu der Tat, selbst bei 

 mehreren Centnern Belastuug^ Drehungeu und Hebungeu iiusserst sanft 

 und leicht sich ansfiihren lasseu. Pernere Ueberlegungen, in betretf der 

 Konstrnction eines „Drehkoniparators/' ergaben gegeniiber deu bisher 

 gebriinchlichen Transversalkoraparatoren sofort eine Reihe von Vor- 

 teilen^ (nameutlich auch in Bezug auf die Vertauschung der Stiibe) auf 

 welche ich zuerst am 24 September 1896, in der letzten Sitzung der 

 jihysikalischen Section der Naturforscher-Yersammlnug iu Frankfurt a/M 

 aufmerksam machte, und ebenso spiiter iu der Ziiricherischeu naturfor- 

 schenden Gesellschaft, in der Sitzuug vom 1 November 1897 '). Die 



') Anmerkung. Inzwisclien waren, einer miiiidlichen Mittheilung von Herrn 

 Regierungsrat Prof. Weinstein zufolge, anlasslich der Vorberatiingeniïber die 



