400 J. PERNET. 



jedoch eine griissere Geuauigkeit angestrebt, so diirfte es zweckmassig 

 sein die Mikroskoppfeiler von dem deii Drehkomparator trageuden 

 Mittelpfeiler zu isoliren^ daun aber aucli sehr solide zu fundiren. 



Weil dei" Apparat aucli zu absoluten A.usdelinuiigsbestiminungen von 

 Meterstiibeu dienen soU, so muss die Distanz der Pfeiler 170 cm. be- 

 tragen^ damit nocb 2, um je 30 cm. von der Drehaxe auf derselben 

 Platte montirte, 30 cm. breite und 120 cm lange Ti'iJge zwisclien den 

 Pfeilern um 180° gedreht werden konnen. Die Pfeiler sind alsdann mit 

 geuûgend starken Deckplatten zu versehen, die beiderseits um circa 30 

 cm. ausladen. Auf diesen werden die Mikroskope in der Entfernung 

 von 1 m. so befestigt^ dass ihre optischen Axen vertikal gericlitet sind. 



Seukrecht zu der dadurch bestiminten Ebene und sjmmetrisch zu den 

 Axen, sind auf dem Fussboden zwei starkere eiserne Schienen fest^ule- 

 gen, auf welchen vermittels eines Ptollwagens der darauf befestigte 

 Drehkomparator erst von Hand, dann, nach der Bremsung, mittels einer 

 Kurbel genau in die gewiinschte Stellung gebracht werden kann. 



Der D]'elikomparator besteht im Wesentlichen aus einem gusseiser- 

 iien Dreifuss mit Stellschrauben, in welchen eiu grosser Cyliuder sich 

 reibungslos um seine Axe drehen liisst, welche genau vertikal gerichtet 

 werden kann. Dieser Cylinder tragt eine lemuiskatenforraige '), gut ab- 

 gedrehte Tischplatte, auf deren Lappen bei den Ausdehnungsbestim- 

 inungen, in \ und | ihrer Lange unterstûtzt, die Troge montirt werden 

 konnen, wahrend fiir den zu den Vergleichungeu dieuenden, nicht 

 gleichzeitig zu beniUzenden Trog, eine Montirung in der Richtung der 

 Liingsaxe vorgesehen ist. 



Die Troge sind mit den notwendigen Einrichtungen zu versehen, um 

 ihre Axe in passender Hohe horizontal und sjmmetrisch zur Drehuugsaxe 

 der Platte stellen zu konnen. Sie sind ferner doppelwandig und iiber- 

 dies noch durch eine schlecht leitende Huile gegen iiussere Temperatur- 

 variationen geschiitzt. Die Temperatur in den aussern mit Wasser ge- 

 fiillten Trogen wird vermittels eines contiuuirlich circulirenden Wasser- 

 stromes, durch eine passend angeordnete, serpentinformige, geschlossene 

 Leitung konstant gehalten. Der innere Trog kann ebenfalls mit Wasser 

 gefûllt, und dièses, wie auch das der aussereu Troge, durch rasch roti- 



') Dièse Form wurde gewalilt, damit der Beobachter bei den Ausdehnungs- 

 bestiminungen zwiscben den Trogen zu den Mikroskopen gelangen kann. 



