ilBER EINEN DREHKOJIPARATOlî ZUR VERGLEICHUNG, U. S, W. 401 



rende kleiue Sclinecken iu kiiiftiger Stn'hnung erhalteii werdeii, bis kiirz 

 vor den jeweiligeu Ablesmigen '). Auf der Bodeuflaehe des inueni Tro- 

 ges befiiideii sich die Justirvorriclitungeu, um die Langsaxeu der Stiibe 

 genau iu die A^isirebeue imd iu derselbeu aueh iu die richtige Hohe zu 

 briugeu. Eiupfehleuswert ist liiczu die Auordnuug, welchc die Gebriidev 

 Brunner bei ilirem vortrefliicheu Koiiiparator getrott'eu liabeu -). 



Haudelt es sich uur um Yergleichuug zweier Stiibe^ iu Wasser oder 

 in Luft, bei einer uud derselbeu Temperatur, so ist der, zur Aufualime 

 beider Stiibe bestimmte Trog in der Laugsaxe des lemuiskateuformigeu 

 Tisches so zu uioutireu, dass seiue Axe parallel zu der Erstereu, in pas- 

 seuder Hohe sicli betiudet uud durch die Drehuugsaxe geht. Die Stiibe 

 wurdeu alsdaun 2)arallel zu einauder uud symmetriscli zur Dreliungsaxe 

 so gut wie moglicli justirt, uachdeui dièse durch die 3 Stellscliraubeu 

 genau vertikal gestellt ist. Dauu wird der Drehkomparator vermittels 

 des Rollwageus verschoben, bis die Visirebeue mit der Liingsaxe des 

 ersteu Stabes J Ai zusîimmenfiillt uud mittels der Feiube^yeguug die 

 Eudstriche iu die deutliche Sehweite uud symmetrisch zu den o])tischeu 

 Axeu justirt. 



Augeuommeu der erste Stab liège so, dass der Strich ./ uuter dem 

 Mikroskope 1 sich belindet, der zweite Stab voru uud derart, dass dem 

 Strich A des ersteu Stabes der Strich B des zweiten Stabes gegeuiiber 

 steht, so wird uach eiuer Drehuug des Troges um genau 180° uuumehr 

 der zweite Stab iu der Visirebeue liegeu uud zwar so, dass au Stelle von 

 A uuu B, uuter dem Mikroskope I, uud au Stelle von Ai jetzt B unter 

 dem Mikroskope II sich befiudet. Nuu wird der Stab A\ B uivellirt 

 uud auf deutliche Sehweite eingestellt. 



') Darch eine iihnliche noch etwas einfachere Konstruktion erzielte icL im 

 internationaleii Mass- und Gewichtsbureau, z. B. bei 2^ und 35 draden eine 

 solciie Konstauz, dass wâhreiid den Vergleiclningen des Wasserstofftliermome- 

 ters mit den Quecksilbertliennometern, die Temperaturdifferenz zwiscben der 

 ersten und der letzten, 20 Minuten auseinander liegenden, Ablesung desselben 

 Tiiermometers oft nicht einmal milirometrisch messbar war, und selten 0,01" 

 iiberstieg. In Folge dieser giinstigen Versucbsbedingungen stimmten die ausge- 

 glichenen Gangdifferenzen der in allen Kombinationen verglicbenen Quecksil- 

 bernormaltliermoiueter so gut mit den beobachteten iiberein, dass der maximale 

 Fehler nur ± 0,0011 betrug. 



^) Travaux et mémoires du Bureau international des poids et mesures. 

 Tome IV. B. Comparaisons des mètres à la température ambiante. 



ARCUTVES NÉERLANDAISES, SERIE II. TOME V. . 26 



