40â J. PKllNET. 



Siiul uacli dem Zurilckclrelien in die Aufaugsstelluug die Striche von 

 A und Al uoch scharf eingestellt uud in der Mitte der Gesiclitsfelder, 

 so ist die Jnstirung volleudet; audernfalls fiihrt eiiie zweite Annidie- 

 rung sofort zum Ziele. Nach Fixiriing der Anschliige, welche die 

 Drehung um 180° markireii, kann die Beobachtungsreihe durchgefidirt 

 werden^ ohue dass liiezu ueue Justiruugen uotwendig werdeu^ wenn nur 

 filr genilgeiide Sicherheit in der Euhrung gesorgt ist. 



Dnrch die Art der Beobaclitungen M'erden bei Anwendung des Dreh- 

 komjjarators die absoluten Neigungen der Mikroskope in keiuer Weise 

 beeinflusst. Eelative Neigungsanderuugen in Bezug auf die Liingsaxen 

 der Stabe, die bei unvollkoramener Justirung der Dreliungsaxe auftre- 

 teu^ sind von vornherein durcli die Justirung der Stiibe kompensirt. Es 

 geniigt hiezu, dass bei der Pointirung die Entfernungen der Striche 

 von den Objektiven dieselben seien^ und dièse Bedingung wird bei der 

 Eeinjustirung dnrch die scharfe Einstellung auf deutliche Sehweite nach 

 dem von Herrn Cornu angegebenen Yerfahren streuge erfiillt '). 



Der Drehkomparator gestattet nun ferner behufs Elimiuiruug der 

 oben besproclienen Strichaufl'assung eine relative Vertauschung der Stiibe 

 vorzunehmen, ohne dass hiezu ein, den Temjjeraturausgleich storendes 

 Oeffnen der Troge und das Umlegen der Stabe notwendig wûrde. Yer- 

 schiebt nian namlich nach Schluss der ersten Beobachtungsreihe den 

 E-ollwagen um die Entfernung der beiden Stabe in der Eichtung nach 

 den Mikroskopen hin, so betîndet sich alsdann der Stab B Bi in der 

 Visirebene^ aber so^ dass nun der Strieh B sich unter dem Mikroskope I 

 befindet^ wiihrend nach der Drehung des Troges um 180° der Strieh A-^ 

 an seine Stelle tritt. Die Stabe liegen also in der neueu Versuchsreihe 

 genan so, als waren sie in der urspriinglichen Stellung des Komparators 

 um ihre vertikale Queraxe um 180° gedreht worden; und es kann ohne 

 wesentlichen Zeitverlust die zweite Beobachtungsreihe durchgefûlirt, 



') Werden bei den Vergleicliungen iïberdies nach dem Vorschlage der Herren 

 Geheimrat Prof. Dr. Fôrster und Direktor Prof. Dr. Hirscii Hiilfsintervalle 

 diesseits und jenseits der Hauptstriclie gemessen, und daraus der Schraubenwert 

 abgeleitet so wird der Pehler einer etwaigen un vollkonimeueu Einstellung auf 

 deutliche Sehweite in aller Streuge eliminirt. Vergl. Annexes V et VI, der 

 Procès-Verbaux des Séances du Comité international des poids et mesures en 

 1878. Paris. 



