ÛBER EINEN DUEUKOMPAllATOR ZUli VEUGLEICIiUNG, U. S. W. 403 



und so der Mittelwert voii einem allfalligen Pehler in der Aufi'assuiig 

 der Striclie befreit werden. 



Ein weiterer bei A^evgleichuiig von Stiiben in Liift niclit zu nnter- 

 schiltzender Yorteil des Drehkomparators besteht darin^ dass deni Beo- 

 bac'hter abwecliselend die eine und andere Seite des Troges zngewandt 

 wird, wodurch die Temperaturbeeinflussung du]-cli Strahlung bei beiden 

 Stiiben in gleiciier Weise sicli vollzieht^ und uicht eiuseitig wirktj wie 

 bei deu bisherigeu Transversalkomparatoren '). Deshalb wird beim 

 Drehkompai'ator die A^ertauscbuug der Stabe in Bezug auf ihre Lage 

 gegenilber dem Beobacbter unnotig, wenn nicbt die huehste Priizision 

 erreiclit werden soll. 



Nacb dem Vorstehenden kcinuen wir uns in Bezug auf die Anweu- 

 dung des Drehkomparators zur Bestimmung von absoluteu Ausdeh- 

 nungskoeffizienten sehr kurz fassen. Der Unterschied besteht lediglicli 

 darin, dass die Stabe in zwei verschiedeueu Trogen liegen, von deneii 

 der eine wahrend der ganzen Dauer der Yersuche auf konstanter Tem- 

 peratur erhalten wird, widirend die Temperatur des andern von Be- 

 obaclitnngsreihe zu Beobachtungsreihe systematisch variirt wird -^). 



Die Justirungen und die Beobachtuugen geschehen genau in dersel- 

 beu Weise, wie bei den Yergleichungen. Auch hier kann lediglich durch 

 eine einmalige Verschiebung des Eollwageus um die, alsdann circa 1 m. 

 betrageude Eutfernuug der beiden Stilbe die Vertauschung herbeigefiUirt, 

 und durcli eine zweite Beobadituni>:sreihe nicht uur die Genauiffkeit der 



') Welclie Langendifferenzen zwischen zwei Staben bei laBge andauernden 

 Beobachtungsreihen in Luft durch den Einfluss der Strahlung des Beobachters, 

 selbst duvcli einen mit einer ruhenden Fliissigkeit gefullten âusseren ïvog hin- 

 durch, lierbeigefiilirt werden konnen, wenn nicht durch grosse Kupfermassen 

 flir den Ausgleich der Temperaturen und die Aufhebung der indirekten Be- 

 strahlung gesorgt wird, liabe ich im IV. Bande der Travaux et mémoires nacli- 

 gewiesen. Loc. cit. pag. 124. Anderseits fàllt die Fehlerquelle nach den Er- 

 fahrungen des Herrn Uirektor Dr. Benoît weg, wenn beide Troge mit Wasser- 

 circulation versehen sind. Vergl. Travaux et mémoires Bd. II. u. III. 



^) Hiezu dienen einerseits die oben beschriebenen Einrichtungen der Troge 

 und ferner ein geniigend grosses Wassergefiiss mit Temperaturregulator. Zweck- 

 miissig ist es dabei nach dem Vorgange von Herrn Prof. Dr. Tijiesen das 

 Wasser aus den Trogen durch Turbinen wieder in das temperirte Réservoir 

 zuriickzutreiben, wodurch die Regulirung wesentlich erleichtert wird. 



26* 



