404 J. PEIINET. 



Ausdehuungsbestiminung erholit, soudern ziigleicli die Gleichung der 

 Stabe einwiirfsfrei ermittelt werden. 



lu den pliysikalisclien Laboratorien fiir wissen.schaftliche Untersu- 

 chmigeu miisseii vielfach die Febler von Theilungeu erinittelt^ uiid be- 

 liebige Intervalle ausgemesseu werden, wobei allerdings raeist nicht die 

 liiichste Genauigkeit erforderlich ist. Fur diesen Pall diirfte sich eine 

 aliuliclie Disposition em])fehlen, wie ich sie bereits im Jahre ISSS, an- 

 lasslich eines Projektes fiir einen Universalkomparator fiir die Pliysika- 

 lisch Teclmische Reiclisanstalt vorgeschlagen, aber bisher uiclit publicirt 

 habe. 



Statt die Mikroskope an den Pfeilern zn befestigen, werden sie auf 

 Schlitten montirt, welche auf 3 abgedrehten uiul geschliffenen Stahl- 

 cylindern gleiten die parallel zu eiuauder iu passeuder Hôhe und Ent- 

 fernung die Pfeiler iiberbriicken^ uiul an ihren Enden durch Eassungen 

 verbuuden sind. Wabrend die eine derselbeu auf deni einen Pfeiler sich 

 fest aufstiitzt, gleitet die andere auf dem zweiten Pfeiler raittels Eollen 

 auf einer glatten, fûhrenden Unterlage, so dass das System bei Terape- 

 raturanderungeu sich frei ausdehnen kann. Wiirde es gelingen ohne 

 allzu grosse Kosten die Rohren ans der von Herrn Dr. GuillaUxMT-: 

 gefundenen, fast ausdehungslosen Nickelstahllegieruug herzustellen, so 

 wiirde dies ausserst wertvoll sein, da alsdann der Einfluss wechselnder 

 Temperatureu auf die Entfernung der Mikroskope verschwindend 

 klein sein wiirde. 



Schwieriger ist es, die Durchbiegung der Eôhren namentlich bei ver- 

 schiedeuen Belastungeu, bei einer Spanuweitevon 1 in. 70, zubeseitigeu. 

 Hiezu diirfte es sich empfehlen, wie damais bereits in Aussicht genommen 

 war, die EcJhren mittels passend verteilter, verstellbarer Stiitzen, die auf 

 starken doppelten T Trâgern ruheu, justirbar zu machen, und die Mi- 

 kroskopschlitteu nur mit einem Bruchteil ihres Gewichtes auf den 

 Eôhren aufliegeu zu lassen. Zur KontroUe der Justirung ist auf dem 

 Schlitten ein Niveau in der Richtung der Eôhren, und eines senkrecht 

 dazu montirt. Auf die Détails, die seinerzeit mit Unterstiitziing seitens 

 der Herren Dr, Eichard Wurtzel, Prof. Dr. Juger und Prof. Dr. 

 Grumlich ausgearbeitet worden sind, kann hier nicht niiher eingetreteu 

 werden. 



Dagegen diirfte ein damais schon von mir gemachter, und seither 

 nicht unwesentlich verbesserter Vorschlag von allgemeinerem Interesse 

 sein, wonach zur raschen Bestimmuug der Theilungsfehler eines Mass- 



