596 EUNST DORN. 



dann (tnv î<0 Akkiimulatoren) mir etwa 20 cm. (gegen mehr als 30ciu. 

 bei Quecksilberuiiterbrecher)^ sodass die Entladuugen in deu Kontgen- 

 rohren aussetzteii, weiin dièse durcU langereu Gebi'auch sehv „hart" 

 wurdeu. 



Daher bediente ich inich spiiter eiues Iiiduktoi-iuins mit Tiirbinen- 

 uuterbreclier fur 60 cm. Schlagweite von der AUgemeinen Elektricitats- 

 gesellschaft, hielt aber, um die Euhren zn schonen, die Unterbrechungs- 

 zalil ziemlich uiedrig — auf etwa 25 in der Sekunde. 



Die Rontgenrobreu hatteu ihre Antikatbode in der Mitte eines ku- 

 geligen Gefiisses von 13 — 15 cm. Dui'chnîesser. Die meisten stammten 

 von GuxDELACii in Geblberg und waren mit einem eingescbmolzenen 

 Platindraht vevsehen, der, in eine Bunsenflamme gehalten, Wasserstoff' 

 ins Innere der Robre dirt'undiren Hess, sodass man dieselbe „regeneri- 

 ren" konnte, wenn das Vakuum zu bocb geworden war. 



J)er Eubre parallel war ein l'unkenzieber mit 1 cm. starken, voru 

 abgerundeten Zinkstiiben gescbaltet. Gingen Fuukeu auf 20 cm. Abstand 

 iiber, so wurde der Yersucb unterbrocben, und die RiJbre regenerirt. 



In der Eegel wurde mit einer „Scblagweite" von 10 bis 20 cm. ge- 

 arbeitet. 



Die in Eig. 1 und 2 dargestellte Vorrichtung gestattete, die Sekun- 

 diirstrablen nacb Belieben im Yakuuin einer Quecksillîerlnftpnmpe oder 

 in Luft von Atinospbiirendruck zu erzeugeu. 



Ans o Messiiigstaben und o Kingen ans Messingblecb war ein Gestell 

 mit 3 Etagen zusammengesetzt. Die unteren beiden Ringe trugen un- 

 verriickbar befestigt 1,3 mm. dicke Bleiplatten mit parallelen Spalten 

 von 56 mm. Lange und 1,1 mm. Breite. Auf den obereu Ring konnte 

 eine pbotograj^liiscbe Blatte gelegt werden. 



Das Gestell wurde auf eine plan gesclilitfeue Mossingplatte von 7,5 

 min. Stiirke gesetzt nnd mit etwas Klebwachs tixirt. Darunter kam die 

 zu einem Winkel von 15° gebogene Blatte, an welclier die Sekundiir- 

 strablen erzeugt werden soUteu. 



Ueber das Ganze wurde ein knapp iiber die Riuge passeiuier Cjdinder 

 ans Messingblecb von 1,5 mm. Dicke gestulpt, dessen verbreiterter ab- 

 gescblitt'ener Rand vorher sorgfaltig eingefettet war. 



Der Cylinder besass zum Einlassen der Routgenstrahlen eineu mit 

 einem 1,32 (spiiter nur 0,15) mm. starken Aluminiumblecb versclilos- 

 senen Ansatz und diesem gegeuûber einen Rohrstutzeu mit Hahn. 



Ein diinnes lîk^irolir vcM-mittelte die Verbindnng mit der (,)uecksilber- 



