Das aichtbare und das ultraviolette Spectrum. 



530 



Sollen bei der Photographie der Specfreii die gelben und grünen Strahlen berücksichtigt werden, so 

 bedient man sich orthochromatischer Platten, welche icli mir stets selbst aus gewöhnliclien Bromsilbergelatine- 

 platteu durch Färbung mit Erythrosin oder Erythrosinsilber darstelle. 



Man stellt eine Lösung von 1 Theil Erythrosin ' und 1000 Theilen Wasser inid andererseits eine Lösung 

 von 1 Tlieil Silbernitrat in SO ccm Wasser her. Vor dem Gebrauche werden 

 25 ccni Erythrosin-Lösuug, 

 1 ccm Silbernitrat-Lösung. 

 Vjj ccm = 8 Tropfen Ammoniak (Dichte = 0-91) 

 und 75 ccm Wasser 

 gemischt, bestens filtrirt und in der Dunkelkammer darin eine gewöhnliche Emuisionsplatte durch 1 Minute 

 gebadet.' Die Platten werden frei in der Luft bei völliger Finsterniss getrocknet und halten sich dann 

 2—3 Tage lang. 



Der Ausmessapparat. 



Zum Ausmessen der Lage der Spectrallinien auf den photographischen Negativen müssen sehr genaue 

 Ausmessapparate verwendet werden, bei welchen man grössere Strecken der Negative rasch und sicher 

 messen kann. Mein Ausmessapparat wurde nach dem Muster des bewährten V. Schumanu'schen Instru- 

 mentes ^ durch Herrn E. v. Gothard in Hereny construirt und angefertigt. 



Derselbe besteht in Folgendem: Als Massstab dient ein Millimeterstab (^von Wanschaff, Berlin), an 

 welchem die Ablesung nnttelst eines Ablesemikroskopes erfolgt; in fester Verbindung mit dem Mikroskope 

 bewegt sich ein zweites Mikroskop, welches zur Einstellung der Spectrallinien dient. Das Mikrometergewinde 

 im Ocular-Schrauben-Mikrometer wird nur auf die Strecke eines Millimeters benützt; grössere Strecken wer- 

 den am Millimeterstab abgelesen. Fig. 4 und 5 zeigt die Hinter- und Seitenansicht des Instrumentes. 



Fig. 4. 



Fig. 5. 



All H .^- .. ...H 1|A 



A in Fig. 4 und 5 ist ein massiver Eisentisch, welcher mit dem Eiseuprisma jU^ "i'' ^^^^ eisernen 

 Tisch 00 fest verbunden ist. Auf dem Prisma pj) ist der Schlitten c aufgesetzt, welcher durch sein eigenes 

 Gewicht auf demselben ruht und die beiden Beobachtiingsmikroskope a und h mit dem massiven, festverbun- 

 denen Bügel m trägt. Der Schlitten hat eine Rollbewegung mittelst einer Zahnstange und Schraube; für die 

 feine Bewegung ist eine Mikrometerschraube d angebracht, welche gleichfalls auf einem separaten kleinen 



1 Die Eiytlu-osiusorten des Handels sind sehr verschieden; ich benützte^stets Erythrosin von Dr. Schnehardt inCiörlitz. 

 - Die l'asse muss hiebei stets geschwenkt werden, um Flecken zu vcnneiden. 

 •' Siehe Koukoly, Anleitung zur Himmelsphotographie, 1S87, tj. 1!U. 



6ö' 



