540 



Josef Maria Eder, 



Sclilitten d ruht, dessen Backen das Prisma umscliliessen und auf diesem — an beliebiger Stelle — mit einer 

 Klemmschraube festgeklemmt werden kann. Der obere Theil dieser Vorrichtung trägt die Mikrometer- 

 schraube r. Durcli diese Schraube werden die Ablesemikroskope mit dem Schlitten c, auf welchem sie befestigt 

 sind, von rechts nach links geschoben; diese Bewegung ist sehr sicher, dient jedoch nur zum Freiein- 

 stellen auf kleinen Strecken. Fig. 3 zeigt den Tisch, auf welchen die Spectralnegative festgeklemmt oder 



mit Klebwachs tixirt werden. Auf dem Tische o 



Fig. 6. 



.f 



/g 



i /<; 



^ 



•Q 



(Fig. 2) liegt ein planer Eahmeu rj (Fig. 4), 

 auf welchem sich ein beweglicher Rahmen f 

 befindet. Dieser dreht sich um den Zapfen o 

 und kann mit der Schraube l derart bewegt 

 werden, dass die Spectrallinien der Platte 

 senkrecht auf die Bewegung des die Ablese- 

 mikroskope tragenden Schlittens c (Fig. 4 u. 5) 

 zu stehen kommen 



Die Negative werden in den Rahmen /"ein- 

 gespannt, damit sie sich während des Ablesens 

 n'cht verschieben. Der Millimeterstab (e) ist mittelst zweier Säulen mit den Rahmen g verbunden Die Spec- 

 tralnegative werden beim Ausmessen von unten mittelst eines Spiegels («) beleuchtet; mitunter nimmt man 

 die Spectrallinien im Mikroskope besser wahr, wenn statt des Spiegels eine weisse Porzellanplatte alsReflector 



benützt wird. 



Das eine Ablese-Mikroskop (« und b) ist auf den Mikrometerstab, das andere auf das Negativ eingestellt; 

 ersteres ist mit einem Ocularmikrometer, letzteres blos mit einem Andreaskreuz versehen. Die Vergrösserung 

 ist eine 20 fache. 



Die Mikrometerschraube im Mikroskope a hat 10 Gänge auf einen Millimeter und die Trommel ist in 

 100 Theile getheilt. Die Einrichtung der Mikrometervorrichtung zeigt Fig. 7, 8 und 9. (Konkoly a. a. 0.) 



Fig. 7. 



Fig. 8. 



Fig. 9. 



A ist das Mikroskoprohr, auf welches der viereckige Kasten cc aufgesetzt ist; in diesem bewegt sich 

 der Rahmen c (Fig. 7), auf welchen die beiden in Fig. 9 sichtbaren parallelen Fäden aufgespannt sind; in 

 diesem Rahmen befindet sich auch das Muttergewinde der Mikrometerschraube S, welche an ihrem äusseren 

 Ende die Trommel T und den Knopf K (Fig. 6) trägt. Der todte Gang der Mikrometerschraube ist durch 

 zwei Spiralfedern (/" und f) aufgehoben. Die Platte h, Feder/" und Schraube a dienen zur Collection des 

 Nullpunktes der Zählung. (Fig. 8.) 



Das Ausmessen der Spectrallinien, bei welchem mir, sowie bei einem Theile der hier beschriebenen 

 Versuche Herr J. Hof und Herr Ritter v. Reisinger assistirten, geschah direct an den Originalnegativen, 

 welche auf den Ausmessapparat mittelst Klebwachs derartig aufgekittet waren, dass eine Verschiebung ohne 

 Gewaltanwendung nicht möglich war. Das Einstellen des Fadenkreuzes des Messapparates auf die Spectral- 

 linien geschah bei scharfen Linien stets auf die Mitte derselben. Bei verwaschenen Linien, insbesonders 

 bei solchen, welche (wie die Linien des Bandenspectrums des Kohlenstoffs) gegen die eine Seite scharf sind, 

 gegen die andere allmälig schwächer werdend sich bei verlängerter Belichtung verbreiten, ist das Einstellen 

 schwieriger; es ist nämlich weder die Lage der scharfen Kaute constant, noch die Mitte des breiten Streifen.s. 



