44 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



SPECTROSCOPIE. — Sur la détermination des gaz rares dans les mélanges 

 gazeux naturels. Note de M. Charles Moureu, présentée par M. Des- 

 landres. 



J'ai publié à diverses reprises, depuis iSgS, des recherches sur les gaz 

 rares (les sources thermales. De nouveaux résultats seront communiqués 

 prochainement. En attendant, je répondrai au désir qui m'en a été ex- 

 primé par plusieurs savants en décrivant sommairement la technique de 

 mes expériences. Le mode opératoire suivant, que j'ai adopté après un 

 grand nombre de tâtonnements, et en mettant à profit les études anté- 

 rieures faites sur l'argon ou les autres gaz rares par divers expérimenta- 

 teurs, notamment par MM. Ramsay et Travers, Bouchard et Troost, Des- 

 jandres, Dewar, Schlœsing fils, Maquenne, Moissan, permet de doser rapi- 

 dement en bloc les gaz rares contenus dans les mélanges gazeux naturels, 

 et d'en faire l'étude spectrale dans de bonnes conditions. 



En principe, le gaz naturel, après avoir longtemps séjourné sur de la potasse 

 aqueuse, puis sur de la potasse fondue, est chaufTé au rouge en présence d'un mélange 

 intime de chaux anhydre et de magnésium (mélange Maquenne), qui fixe à la fois 

 l'azote et l'oxygène. Les gaz ou vapeurs coml>ustib]es ?onl brûlés par de l'oxyde de 

 cuivre; on absorbe les produits de la combustion par de la chaux sodée et de l'anhy- 

 dride phosphorique. Le résidu gazeux est constitué par les gaz rares. 



Description de l'appareil. — La partie de droite (côté Maquenne) sert au dosage 

 des gaz rares, et la partie de gauche (côlé Plucker) à leur examen speclros,copique. 



Une clociie verticale C, haute de o"', 90, est disposée sur une petite cuve à mer- 

 cure; outre l'ajutage acn (voir plus loin), elle se continue par un tube ÂB. Puis, 

 viennent successivement trois tubes à chaux sodée ou à anhydride phosphorique; le 

 tube GaO + Mg (cliaux vive 5s, magnésium 3b) et un tube à oxyde de cuivre GuO. 

 l'un et l'autre étant disposés sur une grille à gaz; de nouveaux tubes à chaux sodée; 

 et enfin, d'un côté, une trompe à mercure T, dont on peut faire déboucher le tube ab- 

 ducteur S, par un léger déplacement latéral, sous la cloche, et, de l'autre, un tube bd 

 qui met en relation le côté Maquenne avec le côté Plucker. 



Celui-ci représente, dans ce qu'il a d'essentiel, une réduction du premier. Il com- 

 prend de petits tubes à chaux sodée, à anhydride phosphorique et à oxyde de cuivre; 

 un tube à calcium métallique, contenu dans une nacelle en argent; et enfin, tout près 

 du tube de Plucker, un tube rempli de sélénium en menus grains, qui absorbera les 

 vapeurs mercurielles. 



L'appareil est muni, en outre, de divers robinets à vide R, R', R", r, /•', et de deux 

 manomètres M et m. Entièrement en verre, les diverses parties en sont réunies par des 

 soudures directes. 



