62 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



absorbe l'acitle carbonique et les ploinaïnes el retourne ainsi purifié, en 

 passant par un réfrigérateur, de nouveau dans le masque. Mais en route il 

 est additionné par minute de 2' d'oxvgène sortant sous pression. 



Fis 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



nr 



L'appareil comprend trois parties : 

 1° La bouteille d'oxygène comprimé; 

 2" Le régénéraleur et le réfrigérateur; 

 3° Le masque ou casque respiratoire. 



La bouteille d'oxygène est munie d'un petit manomètre indiquant à chaque instant 

 la quantité de gaz restant dans la bouteille et d'un détendeiir-régiilaleur , déjà 

 présenté à l'Académie par M. dWrsonval (Sur l'appareil à inhalation d'oxygène Gugliel- 

 niinetti-Dra^ger), le même détendeur que M. Rolh utilise sur son appareil à cliloroformi- 

 salion. La bouteille contient, sous une pression de 120"'"% 120' d'oxygène qui, à raison 

 de 3' à la minute (débit pour lequel est réglé le détendeur), s'écoule automatiquement 

 dans le mascjue, ce qui correspond à une durée de fonctionnement de i heure par 

 bouteille el 2 heures si l'on emploie deux bouteilles. 



Le rcgènévaleur est formé par deux cylindres en tôle {fig- 3), nommés cartouches, 

 contenant chacun 20os de potasse caustique en petits morceaux sur une série de 

 24 corbeilles disposées de telle sorte que l'air est obligé de suivre un chemin en ser- 

 pentant entre ces plateaux et de lécher successivement toutes les surfaces absorJjantes 

 (environ 23oo'''"' ) et de se débarrasser complètement de son acide caibonique. Une 

 feuille de papier l)u\ard placée au fond de chaque corbeille sur le treillis métallique 

 aiisorbe l'humidité en excès. 



