SÉANCE DU 2 JANVIER igo6. 63 



L'air s'échaulle par cette régénération; pour le refroidir, on le fait passer dans un 

 cylindre en tôle à double paroi. 



Le tuyau de sortie de l'air (purifié et rafraîchi ), qui est en métal flexible, vient 

 s'embrancher sur le tuyau d'amenée d'oxygène pur, s'échappant sous pression par un 

 orifice de très petit diamètre, qui fait office d'injecteur et détermine comme un Gif- 

 fard un appel d'air à travers l'appareil, de sorte que l'iiomme n'a aucun eflorl respira- 

 toire à faire et respire librement. 



Un masque ou casque protège le visage et s'adapte {fig- 4)i gi'âce à une garniture 

 pneurnati(]ue, liermétiquement sur toute la partie antérieure de la face. Une fenêtre 

 en mica permet de voir. 



A sa partie inférieure le casque porte deux sacs plats et imperméables, l'un formant 

 trop-plein pour l'air expiré, qui se dirige vers le régénérateur, l'autre sac commu- 

 nique avec le tuyau d'amenée d'air et d'oxygène, formant ainsi réservoir d'air à inspirer-; 

 deux soupapes 1res légères en mica, placées entre les sacs et le masque et s'ouvrant en 

 sens inverse, isolent l'un et l'autre des deux courants. 



Le fonctionnement de l'appareil est excessivement simple, on n'a qu'à 

 ouvrir la bouteille d'oxygène par sa soupa|)e de fermeture et tout le reste 

 se fait automatiquement. 



Quant à la quantité d'air qu'il faut à un homme qui fait de grands efforts 

 muscidaires, MM. Guglielminelti et Draeger ont trouvé qu'il faut au même 

 homme, qui au repos ne respire que 8' d'air par minute, plus de i5' dès 

 qu'il fait une marche de 5oo"' et 3o' lorsqu'il fait un pas de course de 25o™, 

 3o' aussi à chacun de deux hommes qui portent un troisième, et 5o' d'air 

 par minute à un homme après une course de aSo" en [\o secondes. 



L'appareil donne cette quantité d'air considérable pendant toute la durée 

 de 2 heures de la façon suivante : au moment où l'homme en fermant son 

 casque coupe toute communication avec l'air extérieur, il possède environ 

 6' d'air dans ses poumons et dans le tuvautage de l'appareil. La largeur des 

 tuyaux et la force vive de l'oxygène comprimé sont calculés de telle façon 

 que ces 6' d'air peuvent facilement faire huit à dix fois par minute tout le 

 tour de l'appareil (des poumons à travers le régénérateur et retour aux 

 poumons) et à chaque tour tout l'acide carbonique éliminé ainsi que les 

 ptoniaïnes sont absorbés par la potasse. Le poids de l'appareil total est 

 de iS^^e. 



