ACADÉMIE DES SCIENCES. 



SÉANCE DU LUNDI 8 JANVIER 1906, 

 PRÉSIDENCE DE M. H. POINCARÉ. 



MEMOIRES ET COMMUI\ICATIO.\M 



DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur une méthode permettant de déterminer la constante d'un 

 électrodynamomètre absolu à l'aide d'un phénomène d'induction. Noie de 



M. G. LiPPMAXN. 



On a toujours déterminé la constante d'un éleclrodynamomètre absolu 

 par le calcul. Ce calcul est très long. En outre, la précision du calcul im- 

 plique l'emploi de bobines solides, de grandes dimensions, et à une seule 

 couche de fil; la sensibilité de l'appareil exige l'emploi de bobines mobiles 

 légères, et à plusieurs couches de fil; il y a donc incompatibilité entre ces 

 conditions diverses, et c'est là ce qui rend difficile la construction d'un 

 bon éleclrodynamomètre absolu. 



Méthode. — Supposons qu'il s'agisse d'un électrodynamomèlre-balance, 

 composé d'un système de bobines mobiles en présence de bobines fixes. On 

 veut connaître la constante de l'appareil, c'est-à-dire la force due au passnge 



dP 

 d'un courant égal à l'unité. On sait que cette constante est égale à -j—y 



P étant le potentiel du système fixe sur le système mobile, et ,r étant le 

 déplacement de ce dernier. 



Pour déterminer la constante, il suffit de connaître la valeur de P 

 pour une valeur quelconque de x. A cet effet, supposons que l'on ait 

 construit un appareil à induction voltaïque dont la constante L soit bien 

 connue : L est le potentiel réciproque des deux bobines de l'appareil à in- 



0. R., igofi, i" Semestre. (T. G\LII, N° 2.) 'O 



