qi6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



PHYSIQUE DU GLOBE. — Les courhures du géoide dans le tunnel du Simplon. 

 Note de M. 3Iarcel Brilloui.v, jn'ésentée par M. Mascart. 



1. M. EôLvôs a indiqué en 1896 {Ann. de Wiedemann) le moyen de 

 mesurer les dérivées secondes du potentiel newtonien à la surface de la 

 Terre ('). En particulier, la différence des courbures principales du géoïde 

 et leur direction se déterminent en observant les déviations d'un balancier 

 recliligne horizontal suspendu à un fd de torsion, pour diverses orienta- 

 tions de l'appareil; en principe, c'est une balance de Cavendish dont les 

 masses attirantes constituées par les inégalités du sol sont fixes; on change 

 leur action sur le balancier en faisant tourner toute la balance dans diffé- 

 rents azimuts au lieu de faire tourner les masses attirantes autour de la 

 balance. 



J'ai donné, depuis plusieurs années déjà, à l'appareil imaginé par 

 M. Eiilvos une forme particulièrement adaptée aux mesures rapides (-). Le 

 balancier a SS*"" de longueur et pèse environ 200^; il est formé d'une tige 

 de cuivre terminée par deux disques épais orientés dans le plan de la sus- 

 pension; chacun de ces disques est entouré d'un cylindre mince de 5''™ 

 environ de longueur, qui se meut entre des cylindres fixes avec moins 

 de 2""" de jeu, ce qui amortit rapidement les oscillations par le même mé- 

 canisme que dans la balance de Curie. Le balancier est supporté par un 

 ruban de torsion en platine iridié de 35'^'" de longueur, o"™,4 de largeur 

 et o'""',o25 d'épaisseur environ. La durée d'une oscillation complète est 

 de 559 secondes quaiul l'auiortissement est supprimé. 



Au balancier est fixé le spalh mobile de la combinaison biréfiingente qui me sert à 

 lire les déviations ('); la lame demi-onde et le second spath sont fi\és à la partie infé- 

 rieure d'une colonne métallique creuse dont Taxe est occupé par le fil de torsion, 

 suspendu à la partie supérieure de la colonne. Celte colonne repose dans le reste de 

 l'appareil par l'intermédiaire de couches d'ouate et de feutre, qui ne transmettent au- 

 cune vibration. Le reste de l'appareil optique est fixé à la boîte extérieure. 



Une triple enceinte métallique établit l'uniformité de la température intérieure 

 lorsque la variation de la température extérieure n'est pas trop rapide. Tout l'appa- 



(') Voir aussi EiiTViis. Congrès inlernational de Physù/ue, t. lit, 1900, p. 3; 1-890. 

 (^) Notice sur les lrai.-aax scientifiques de M. Brillouin, p. 5i. Gaulhier-Villars. 

 (^) Mesure des très petits angles de rotation {Comptes rendus, t. CX\X\ II, 1908, 

 p. 786). 



