Il88 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cylindriques pour les courants de haute fréquence conduit, dans le cas des 

 métaux, à des résultats qui présentent avec l'expérience des différences sys- 

 tématiques, comme nous l'avons montré il y a un an [Comptes rendus^ 

 t, CXL, p. 1228). iVous avons repris ces expériences en nous adressant aux 

 électrolytes, pour lesquels la théorie doit s'appliquer comme pour les 

 métaux, espérant trouver des divergences analogues. La difficulté était 

 seulement de réaliser un conducteur électrolytique assez gros pour que 

 les effets de concentration à la surface pussent s'y produire, malgré la 

 faible conductibilité de ces corps. Nous avons opéré sur un cylindre de 

 6'^" de diamètre et de lo*^"" de long et nous avons eu des résultats nets en 

 employant l'eau acidulée, à partir d'une concentration suffisante. 



Nous avons commencé par vérifier, au moyen de notre électrodynamo- 

 mètre précédemment décrit, qu'un ampèremètre à fil chaud spécialement 

 construit pour les courants de haute fréquence donnait des indications 

 exactes dans les limites de période entre lesquelles nous avons opéré ; 

 cela a rendu les déterminations ultérieures beaucoup plus faciles. Les 

 perturbations dues à la fréquence deviennent négligeables dans le cas de 

 fils aussi fins que ceux qui sont employés dans ces appareils. 



Le principe de la méthode est le même que dans notre étude des fils métalliques. On 

 mesure d'une part l'intensité eflîcace du courant de haute fréquence, et d'autre part ré- 

 chauffement qu'il produit dans le conducteur électrolytique, en le traversant pendant 

 une minute. On recommence l'expérience en mesurant réchauffement produit dans ce 

 même conducteur par un courant alternatif à ^-s périodes passant pendantlemême temps 

 et ayant la même intensité efficace. Le rapport des deux échauffements donne le rapport 

 des résistances du conducteur pour le courant de haute fréquence et pour le courant 

 alternatif ordinaire. Nous admettons que, pour la très basse fréquence de celui-ci, la 

 résistance est la même qu'encourant continu, etnouspouvonspar son emploi nous mettre 

 à l'abri des phénomènes d'électrolyse. 



Pour mesurer réchauffement dû au passage du courant, le tube qui contient le liquide 

 est muni d'un tube capillaire latéral, dans lequel on mesure l'ascension du liquide 

 échauffé. Le courant est amené dans l'appareil par deux larges électrodes de platine de 

 6'^'" de diamètre. Tout l'appareil est soigneusement enveloppé de coton pour le mettre à 

 l'abri des courants d'air. On commence toujours par lire pendant quelques minutes la 

 marche normale de réchauffement ou de refroidissement de l'appareil et on opère quand 

 cette marche est bien constante et ne dépasse pas le vingtième de réchauffement attendu. 



On peut voir que, dans les circonstances où nous sommes, les effets 

 observés sont dus uniquement à l'échauflement, et que les modifications 

 chimiques n'y entrentpour rien. Nous avons en effet des électrodes abso- 



