SÉANCE DU 5 JLIN I90G. 12G1 



3o grades dont la mesure s'effectue, à l'aide d'un troisième microscope 

 coudé, sur un secteur divisé et chiffré de la même manière que le limbe. 



Cercle horizoulal. 

 Côté gauche. 



Secteur Aerlicat. 



Cercle horizoutal. 

 Côté droit. 



Azimut. Inclinaison. Azimut. 



Fig. 2. — Images, en grantleur iialurelle, des divisions vues dans les trois microscopes. 



Los oculaires des trois microscopes entourent celui de la lunelte et 

 permettent ainsi à l'opérateur d'effectuer toutes ses lectures sans déplace- 

 ment et par un simple mouvement de tête. 



Le support de l'instrument renferme un dispositif de translation et porte 

 une calotte sphérique mobile, analogue à celle du niveau employé pour 

 le nivellement général de la France. 



Des essais prolongés ont montré que, à égalité de diamètre des limbes, 

 la précision réalisée dans les mesures d'angles avec cet appareil le cède 

 peu à celle obtenue avec les meilleurs modèles antérieurs, à verniers ou 

 à micromètres, ou bien à vis tangente et limbe denté. Seul, le dispositif à 

 tambour micrométrique donne une exactitude notablement supérieure. 



Le tableau ci-après donne à cet égard les résultats de nombreuses expé- 

 riences effectuées à l'aide de divers appareils par M. Cuvigny, conducteur 

 des Ponts et Chaussées, attaché au service technique du Cadastre et par 

 le docteur Reinhertz, protesseur à l'Université de Bonn {^Zeitschrift fur 

 Vermessungsweseu, 1902, p. 214). 



