SÉANCE DU 5 JUIN I906. 1263 



Pour faciliter les comparaisons, on a, dans Tavant-dernière colonne de 

 ce tableau, ramené à un même diamètre de limbe, les erreurs directement 

 observées. Les écarts entre les différents types se sont ainsi trouvés 

 notablement atténués ; il semble d'après cela que, toutes choses égales 

 d'ailleurs, dans les observations angulaires, Terreur à craindre ne change 

 pas notablement avec le procédé employé pour mesurer les fractions de 

 divisions (') et qu'elle dépende surtout du diamètre du limbe portant ces 

 divisions. 



CHRONOMÉTRIE. — Contrôle des horloges synchronisées électriquement. 

 Note de M. Jeax Mascart, présentée par M. M. Lœwy. 



Imaginons un certain nombre d'horloges, dites centres horaires, placées 

 sur la voie publique et montées en série sur un circuit commandé par 

 une horloge tête de ligne : celle-ci, toutes les secondes, envoie dans le cir- 

 cuit un courant synchronisateur de 4/'0 de seconde. Les centres horaires 

 sont réglés sur l'avance, et leurs balanciers sont légèrement retenus, à 

 chaque émission de courant, par deux électro-aimants placés en dessous, 

 à droite et à gauche, aux amplitudes maxima. 



Le public, ayant constaté quelques accidents indéniables, inhérents à 

 toute installation de distribution électrique, et plus fréquents récemment 

 par rupture de circuit à cause des travaux souterrains considérables qui 

 ont été effectués, n'hésite pas à généraliser pour affirmer que les centres 

 horaires ne sont jamais à l'heure : l'attention ayant été attirée dernièrement 

 sur ces faits d'une manière particulière, il serait opportun que le public, 

 placé à côté d'une réceptrice, fut immédiatement prévenu jsi un centre 

 horaire n'est plus à l'heure exacte. 



La première idée qui vient à l'esprit consiste à installer, à côté de chaque 

 centre horaire, un galvanoscope branché dans le circuit et dont l'aiguille, 

 par son arrêt, préviendra lors des ruptures de circuit, accident normal et 

 le plus fréquent : l'arrêt de cet organe nouveau mettrait le public en garde 

 contre un accident imaginaire, ce qui est encore préférable à une confiance 

 mal fondée dans une indication fausse. 



(') Abstraction faite toutefois du dispositif à taiiiljour micrométrique, que, d'autre part, 

 sa complication sensiblement plus grande fait écarter des instruments de topographie 

 ou de géodésie expéditive. 



C. R., 1906, i" Semestre. (T. CXLII, N» 23.) 166 



