SeilleituDg. 45 



Cylinder um eine vertikale Axe lief. Die Peripherie des Cylinders betrug genau einen Meter. 

 Das Seil umfasste etwa 90" des Cylinders und jeder Meter Seil drehte den Cylinder einmal 

 herum. Die Anzahl der Drehungen, also die Länge des ablaufenden oder aufkommenden Seils 

 wurde durch ein Zählerwerk bestimmt, das sich bequem auf ü einstellen Hess und in jeder 

 Richtung der Drehung positiv zählte. Das Zählerwerk war ein Hub- und Rotationszähler mit 

 Ankerbewegung bis 10 000, von Jul. Blancke in Merseburg geliefert und kostete 64 Mk. 

 An diesem Zähl-Cylinder, der einer besonderen Abbildung nicht bedarf, sind über 100 Kilo- 

 meter Seil gelaufen, er bekam schliesslich ein Paar seichte Rinnen, aber dann wurde das 

 Seil tiefer oder höher vorbei geführt, sodass der Cylinder noch für weit grössere Längen 

 dienen konnte. An dem Zählerwerk standen entweder Hr. Krümmel oder ich, um 

 nicht nur die Tiefe, sondern auch die Schnelligkeit des Laufs zu kontrolliren, auch wurde von 

 hier aus das Signal gegeben, wenn das Netz noch 50 m von der Oberfläche entfernt war, 

 damit alles für den Empfang vorbereitet werden konnte. Die ganze Einrichtung war bequem 

 und zweckmässig, nur sollten zwei Führungswalzen angebracht werden, um leicht eine neue 

 Stelle des Cylinders in Gebrauch nehmen zu können, wenn die alte anfängt angegriffen aus- 

 zusehen ; auch wird man für grosse Expeditionen einen Cylinder in Reserve halten können. 

 Man könnte auch dai'an denken, den Cylinder mit einem Mantel von Rothguss zu versehen, 

 er würde dadurch dauerhafter und das Seil würde wohl auch nicht gleiten, aber endlich würde 

 auch dieser Cylinder ausgeleiert werden. Gewöhnlich wird das Zählwerk an dem sattelförmig aus- 

 gehöhlten Kopf der Winde angebracht, das Seil läuft hier aber bergan und springt dann in die tiefste 

 Stelle des Sattels zurück, was eine genaue Messung der Länge erschwert. Bei Einnahme erhielt ich 

 1 — 2 m mehr Länge, als bei der Ausgabe bei 400 m Tiefe, dies kam daher, weil das Seil Neigung 

 hat, sich zu winden und bei Einnahme etwas mehr gereckt wird, als bei Ausgabe ; daher ist die 

 Tiefe durch die kleinere Zahl bestimmt worden. Die Differenz wuchs nicht proportional der 

 Tiefe, weil bei grösserer Tiefe das Seil straffer gehalten wurde, daher habe ich sie vernachlässigt. 



Von dem Zählcylinder ging das Seil zum Leitcylinder Tafel H.H. der nur dazu diente, 

 es einerseits zu ersterem, anderseits grade auf den Kopf der Dampfwinde hin zu leiten. Dieser 

 Cylinder, der sattelförmig und von Holz war, hat recht gelitten ; ich verstehe nicht ganz aus 

 welchem Grunde, er ist recht solide zu befestigen und aus Eisen mit 0,2 m Radius zu fertigen. 



Von hier ging das Seil auf den Backbordkopf der zweiten Schiffswinde, dann an die 

 Rolle (Patentblock) J., zurück auf den gleichnamigen Steuerbordkopf der zweiten Winde, weiter 

 auf die Rolle K., dann an den Baum durch die »Accumulatorrolle« M. ins Wasser. 



Bei allen Expeditionen hat man eine sehr lange Seilleitung an Bord gehabt, ich habe 

 eine Motivirung dafür nicht gefunden, habe daher die Leitung so kurz gemacht, wie die Umstände 

 es erlaubten. Ich hatte aber den Rath gelesen, das Seil über beide Köpfe der Winde gehen 

 zu lassen, das schien mir für die gleichmässige Arbeit zweckmässig und daher spannte ich das 

 Seil über das Spaardeck. 



Bezüglich der Anbringung der Winde musste ich mich möglichst an die vor- 

 handenen Einrichtungen des Schiffs anlehnen. Es war weder die Zeit dazu da, um eine be- 

 sondere Dampfwinde anfertigen zu lassen, noch konnten die recht erheblichen Kosten für eine 



Uensüu, Methodik der Uatersucbuugen. B. 



