yß H e n s e n , Methodik der Untersuchungen. 



werden, oder wenn man einen selbst filtrirenden Eimer hat. Einen dichten Eimer anzuhängen, 

 ist lahysikalisch ein Unding, sodass ich darüber kein Wort weiter verliere. An der Netzwand 

 solchen filtrirenden Eimers hängen sich auch Bestandtheile des Fangs an, aber wenn man so 

 viel Wasser abfiltrirt hat, dass der dichte Untersatz nur noch halb voll von Wasser ist, kann 

 man die an der Netzwand anhaftenden Massen leicht mit Hilfe einer Giesskanne in den dichten 

 Thcil des Eimei's hinunter spülen und dann ist der ganze Fang in etwas Wasser suspendirt 

 zum Auslaufen fertig und in möglichst schonender Weise vollständig vereint. 



Wie viel Wasser wird von einem gegebenen Netz filtrirt? 



Bei unseren Netzen handelt es sich meistens darum, dass sie möglichst viel fangen, 

 aber auch darum, dass sie schonend fangen und dass sie Alles fangen, was man haben will. 

 Für relative Messungen kann bei Vertikalfängen häufig die Vergleichung dessen, was mit 

 demselben Netz hier und dort gefangen worden ist, genügen, aber doch nicht ganz, denn es ist 

 nicht einerlei für die Grösse des Fangs, ob rasch oder langsam gezogen wurde, ob viel oder wenig 

 Fang das Netz belegt, wenigstens für die bisher üblichen Netze, endlich müssen — doch das 

 ist selbstverständlich — die durchzogenen Strecken gleich gross sein. Die absolute Grösse des 

 Filtrats wird bekannt sein müssen, einestheils, wenn die Fänge verschiedener Netze mit 

 einander verglichen werden sollen, andererseits, wenn man eine Vorstellung über die absolute 

 Menge der Organismen im Wasser gewinnen will. Bisher ist die Frage, welche Wassermengen 

 von unseren Netzen je nach ihrer Form, nach ihrem Stofi', ihrer Flächenausdehnung und ihrer 

 Zuggeschwindigkeit filtrirt werden, allein von mir ins Auge gefasst worden. Das Folgende 

 wird ergeben, dass diese Bestimmungen nicht nur unerlässlich, sondern auch lehrreich sind. 

 Es ist ein Glück, dass in Folge der grossen Regelmässigkeit der Müllergaze die betreffenden 

 Bestimmungen so allgenieingiltig gemacht werden können, dass man in der Praxis nur äussersten 

 Falls einmal eine kleine Rechnung auszuführen hat, um die Leistungen seines Netzes genau 

 bemessen zu können. Freilich sind die dafür grundlegenden Bestimmungen nicht so kurz 

 abzumachen. Eine streng mathematische Behandlung des Problems, die ich zu gewinnen ver- 

 sucht habe, wird zu allgemein und fördert daher nicht erheblich, ich habe daher den experi- 

 mentellen Weg eingeschlagen, um zum Ziele zu kommen. 



Früher (9) ging ich davon aus, dass man statt der thatsächlich geschehenen Vorwärts- 

 bewegung des Netzes ein ruhig stehendes Netz in laufendem Wasserstrom substituiren könne, 

 dabei bin ich zu einer Grösse D gekommen, die den Druck, der dem bewegten Wasser äquivalent 

 ist, ausdrücken soll, aber diese Grösse ist unnöthig und wohl auch unrichtig verwendet, weil 

 das Wasser thatsächlich nicht in positiver Richtung, sondern in negativer Richtung, d. h. vor 

 dem Netz weg strömt, da es zum Theil von diesem verdrängt wird. 



Sei V die Geschwindigkeit in cm in der Zeiteinheit, also in der Sekunde, in die Anzahl 

 der Oentimeter, die das Netz durchläuft, also für Vertikalnetze die Tiefe, von der aus gezogen 

 wird, sei n die Anzahl der Sekunden, die der Zug dauert, so ist die Menge Wassers, die die 

 Eingangsöffnung passirt = Ont;, oder auch = m, wenn der Ring ohne anhängendes Netz 

 durch das Wasser gezogen würde mit der Geschwindigkeit v und aus der Tiefe id. Nach dem 



