78 Hensen, Methodik der Untersuchungen. 



Es handelt sich in unserem Fall nicht um das Ausströmen von Flüssigkeiten in Luft, 

 sondern in Wasser; während das Ausströmen in Luft aus dem feinen Netzzeug bei erheblichem 

 Druck, z. B. für Zeug Nr. 20 bei 40 cm Wasserdruck noch nicht eintritt, habe ich für das 

 Ausströmen in Wasser nicht beobachten können, dass bei einem noch so kleinen Druckwerth 

 das Ausströmen aufhörte. 



Auf meine Versuche zur Bestimmung der Abhängigkeit zwischen Filtration, Druck und 

 Art des Zeuges muss ich etwas ausführlicher eingehen, tlieils weil man nicht leicht in die Lage 

 kommen wird, sie zu wiederholen, theils weil sie erst in die Theorie der feinmaschigen Netze 

 einführen und von ihnen aus der Weg weiter führen kann. Die Versuche sind mühsam und 

 erfordern einen grossen Apparat, ausserdem stellen sich ihnen besondere Schwierigkeiten ent- 

 gegen. Könnte man, ähnlich wie bei den Versuchen über das Ausströmen aus grossen Oeffnungen, 

 den Strom beliebig lange Zeit beobachten, so Avürden die Versuche noch ziemlich leicht sein, das 

 geht aber nicht an. Man müsste schon mit entgastem und filtrirtem Wasser arbeiten, aber das 

 ist nicht möglich, weil die Netzflächen nicht ganz klein genommen werden dürfen, sondern recht 

 grosse Wassermengen verbraucht werden müssen. Es setzen sich in den Röhren und vor allem in 

 dem Netzzeug selbst Luftblasen an, bei langsamen Strömen namentlich innen, bei raschen Strömen 

 aussen, und diese Blasen verstopfen das Zeug sehr merklich. Man darf immer nur höchstens einige 

 Minuten lang strömen lassen und muss nach jedem Versuch die Zeugfläche wieder reinigen. Das 

 Wasser muss, ehe es durch die zu prüfende Netzfläche geht, mehrfach durch Gaze Nr. 20 filtriren, 

 dadm-ch wird es von allen Staubtheilchen gereinigt und zum Theil entgast, aber nicht so aus- 

 reichend, um nicht doch noch an dem Netzzeug, namentlich wenn dasselbe eng ist, Luft abzu- 

 setzen. Oft genug erhält man bei Wiederholung der Versuche absolut dieselben Werthe, aber 

 dann können sich doch wieder Abweichungen von 1 und selbst 3, und bei sehr schwachem Druck 

 von noch mehr Procenten, einstellen. Man könnte daran denken, diesen Fehler durch un- 

 unterbrochene Fortführung des Versuches und fraktionii'te Messungen fortzuschafien, aber da- 

 für geschieht die Luftansammlung nicht gleichmässig genug, weil die Blasen, sobald sie gross 

 geworden sind, fortgerissen werden, ausserdem wäre solches Verfahren für den praktisch vor- 

 liegenden Zweck zu zeitraubend. Das Wasser soll wärmer sein als der Apparat. 



Zunächst will ich den Apparat, Tafel V, besprechen. Von einem Hochreservoir auf 

 dem Boden des physiologischen Instituts, das etwa 9 Kubikmeter Wasser enthält, dessen 

 Niveau also für die Dauer eines Versuches, während dessen höchstens 6 Liter Wasser abfliessen, 

 als genau konstant angesehen werden kann, fliesst das Wasser durch besondere Rohrleitung 

 zu dem Hahn A, von diesem geht es mittelst eines umwickelten Kautschukschlauchs zu dem 

 Filtrirapparat B. Die Einrichtung dieses Apparats zeigt die Fig. 2; die beiden mit Einlass- 

 röhren k versehenen Messinghülsen F sind durch Schrauben g auf einander gepresst, die dicht 

 schliessenden Stöpsel i dienen dazu, etwa sich ansammelnde Luft zu entfernen. Zwischen den 

 Hülsen liegt die flltrirende Scheidewand h aus Gaze Nr. 20. Von dort geht der Strom zu dem 

 starken, tubulirten Glasgefäss C, in das das Rohr mittelst einer Hülse aus Gaze einmündet. 

 Das Gefäss enthält etwas Luft, um etwa eintretende Stösse auszugleichen, auch sanmielt sich 

 hier die an dem Zeug entwickelte Luft an. Von diesem Gefäss geht der Schlauch weiter und 



