Apparat für die Messung der Filtrationsgrösse. 79 



tlioilt sich bei D. Srin einer Arm geht zu dem Regulirhahn E, von dem Fig. 3 einen etwas 

 verkleinerten Durchschnitt giebt. Das Wasser tritt, so wie es die Pfeile anzeigen, in den Hahn. 

 Durch den Stempel C, der aus über einander gelagerten Kork- und Metallscheiben besteht, und 

 der dui'ch Anziehen der Schrauben d genügend verdickt werden kann, wird das Scitenrohr 

 nach Erfordern verengt, wenn man die Regulirschraube F vorwärts oder rückwärts dreht. 

 Man kann also nach Bedarf mehr oder weniger Wasser aus dem liolir F, Fig. I, abströmen 

 lassen, was nöthig ist, um den Druck während der Beobachtung auf konstanter Höhe zu er- 

 halten. Von (l aus geht das zweite Rohr zu dem tubulirten Messingapparat G, dessen Durch- 

 schnitt im Wesentlichen in Fig. 4 gegeben ist. An dem oft'enen Ende dieses Rohrs wird das zu unter- 

 suchende Zeug e eingespannt, und zwar mit Hilfe zweier Messingplatten (Fig. 6) mit genau gebohrter, 

 runder Oeffnung. Diese Platten werden gegen einen Deckel c angeschraubt und dieser Deckel 

 bewegt sich an einem Charnier. Er wird mit Hilfe der Kopfschraube g gegen eine Kautschuk- 

 j)lattc b fest angeschraubt, dann ist das Rohr L dicht geschlossen und das Wasser kann nur 

 durch das Zeug entweichen. Die Möglichkeit, den Verschluss leicht öffnen zu können, wird 

 erfordert, weil das Zeug nach jedem Versuch mit einem Schwamm gereinigt werden muss. 

 In den zuführenden Schlauch ist bei h ein Glasrohr eingefügt worden, um von hier aus etwa 

 entwickelte Luft entleeren zu können. Von dem zweiten Tubus des Apparats G geht ein Rohr 

 zu dem Manometer H, das gleichfalls zur Entleerung etwa entwickelter Luft mit einem T-Stück 

 und Auslass versehen ist. Das Manometer ist U-förmig gezeichnet ; in der Regel hatte ich ein 

 grades Manometerrohr mit eingeschaltet, nur für die Versuche mit hohem Druck und Queck- 

 silbersäule gebrauchte ich das U-förmige Rohr. 



Der ganze Filtrirapparat steht in einer Wanne ./, 9 cm breit, 31 cm lang, über deren 

 Rand das Wasser abfliesst und zwar in die geeignet geformte Blechwanne K, von wo das Wasser 

 aus einem Tubulus L in das Messgefäss M abläuft. Das Auffangen geschieht so, dass das Mess- 

 gefäss bis zum Anfang des Versuches mit einer umgekehrten Porzellanschale bedeckt ist, die im 

 Moment des Beginns des Versuches fortgezogen, im Augenblick des Schlusses des Versuches 

 wieder darüber gedeckt wird, was sich mit grosser Präcision machen lässt. 



Der ganze Apparat steht auf einer flachen Blechwanne, die das Wasser in einen Wasserabfluss 

 hinüber leitet. Der auf der Figur nicht mitgezeichnete Tisch steht unmittelbar auf dem Gewölbe, also 

 ziemlich frei von Erschütterung. Die Ablesung am Manometer ist meistens einfach mit einem Fern- 

 rohr gemacht worden. Gleichzeitig muss das Niveau in der Wanne gemessen werden, was stets mit 

 Hilfe eines stark vergrössernden Ophthalmometers geschehen ist. Um dies Niveau zu bestimmen, habe 

 ich Vieles versucht und bin zuletzt bei dem von Herrn Dr. Klein erfundenen Apparat, Fig. I N, der 

 in Fig. 5 besonders abgebildet worden ist, stehen geblieben. Ein Doppelschwimmer ist an den 

 aus Messiugdraht geformten Rahmen b durch locker gespannte Kokonfäden c befestigt, sodass 

 er sich frei heben und senken kann, aber nur geringe Seitwärtsbewegungen und Drehungen 

 auszuführen vermag. Er trägt die Elfenbeinplatte d. Auf dem Rahmen, der mit Füsschen 

 auf der Wand der Wanne aufsitzt, liegt eine mit Hilfe der Klemme e verschiebbare Brücke /, 

 die einen Korken trägt, durch den ein mit Gewinde versehener Stab hindurch geht. Dieser 

 Stab trägt unten die Elfenbeinplatte i, die annähernd lothrecht über der Platte des Schwimmers 



Hensen, Methodik der Untersuchungen. B. 



