82 Hensen, Methodik der Untersuchungen. 



Der Nullpunkt war hier also für 11 mm am Manometer im Niveau der "Wanne 7,393 mm. 

 Vorher war er 6,898 mm, lag also jetzt um 0,5 mm tiefer. Am folgenden Tage, also nach 

 langer Ruhe, war der Stand 15,0 zu 3,255 und 14,0 zu 4,22 im Niveau, es war also der Null- 

 punkt wieder ein wenig höher gelegen. 



Der mittlere Fehler ist grösser, als er nach der Genauigkeit der Ablesung hätte sein 

 dürfen, denn das Ophthalmometer gab die Werthe genau bis 0,01 mm und in dem Manometer- 

 rohr von 18 mm innerem Durchmesser wurde der Stand mittelst Tangirung eines Theilstrichs 

 bestimmt. Es müssen Aenderungen des Meniscus stattgefunden haben. Der Fehler der Ab- 

 lesungen ist immerhin so klein, dass von einem Irrthum in Bezug auf die Verschiebung des 

 Nullpunktes nicht die Rede sein kann, meine Filtrationsversuche bei möglichst geringem Druck 

 bezeugten überdies bald genug, dass der Nullpunkt veränderlich sein müsse. 



Die Ursache dieser Veränderlichkeit habe ich nicht ganz sicher ermitteln können. Ich 

 dachte daran, dass vielleicht eine Kalkausscheidung aus dem recht harten Wasser die Ober- 

 flächenspannung verändern könne, aber davon war nichts zu bemerken. Es erschien auch 

 denkbar, dass von dem Rande des Gefässes aus sich eine Fett- oder Kalkseifenhaut auf dem 

 Wasser ausbreiten könne, denn eine gewisse Fettigkeit des Randes ist kaum zu vermeiden, 

 auch wurde bei späteren Versuchen der Rand theilweise direkt gefettet. Eine solche Schicht 

 wurde nicht sichtbar, auch würde sie sehr viel rascher entstanden sein, als sich die Depression 

 thatsächlich herstellte. Ich glaube, dass es sich um die Entwicklung einer elektrischen Spannung 

 handeln muss. An dem Filtrirapparat sitzt eine eiserne Schraube zum Schliessen der Platte 

 mit dem Netzzeug, diese rostet stark und überzieht sich allmählich mit Rost, der durch den 

 Strom wieder abgespült wird und bei langer Ruhe allmählich die metallische Fläche zudeckt. 

 Eine metallische Verbindung des isolirt stehenden Apparats mit der eisernen Wand der Wanne 

 verändert in der That den Nullpunkt etwas, aber doch nicht erheblich. Ich habe die Sache 

 nicht weiter verfolgt, sondern erwähne sie nur, um auf diese Fehlerquelle bei niederem Druck 

 aufmerksam zu machen. Ich habe mir dadurch geholfen, dass ich bei geringem Druck eine 

 grosse Oeffhung nahm, wo der Strom so rasch läuft, dass die Aenderung des Meniscus nur 

 wenig gross werden kann. Ich hätte andernfalls den Apparat anders konstruiren müssen, was 

 zu weit von meinen Zwecken abgeführt haben würde. 



Es ergiebt sich, dass ähnlich, wie bei den Versuchen über das Ausströmen in die Luft, 

 die Form der Oeffnung von Einfluss auf das ausfliessende Volumen ist. Wenn die konische 

 Bohrung des Lochs aussen liegt, wird der Koefficient k stärker herabgesetzt, als wenn sie 

 innen liegt, am günstigsten ist der Koefficient, wenn von beiden Seiten die Oeffnung konisch 

 ist, also wenn sie so beschaffen ist, wie die Fig. 4, Tafel V es zeigt. 



Bei dem Ausströmen in Luft ist der Koefficient k zu 0,64 gefunden worden, bei dem 

 Ausströmen unter Wasser von wenigen cm Höhe ist er schon bei geringem Druck erheblich 

 höher, bei sehr schwachem Druck viel niedriger. Für Oeflhungen von 0,4562 und 0,0836 qcm 

 Fläche erhalte ich für den Faktor k folgende Werthe: 



