Horizontalcylinder. Hl 



von den offen gebliebenen Löchern iiua stärker wirkt. Ich habe sehr dichtes und sehr zer- 

 reissliches Zeug (Halbseide) genommen und die Oberfläche des Netzes durch Einstülpung ver- 

 dojjpelt. Wenn weniger wie die Strecke von 6000 m gefischt wurde, ging es, fischte ich grössere 

 Strecken, so zerriss das Netz fast sicher. Damit war es klar, dass der eingeschlagene Weg 

 nicht gangbar war. Das Zeug verstopfte sich durch die sehr bedeutenden Mengen Planktons 

 so sehr, dass schliesslich fast der volle Druck auf ihm stand, was es nicht aushielt. Möglich 

 ist es, dass Müllergaze den Druck ertragen könnte, aber das würde nichts nützen. Man kann 

 den Apparat im Anfang noch so genau auf d ^ einstellen, in kurzer Zeit wird d wachsen, 

 und dann filtrirt sofort bedeutend weniger Wasser, als gerechnet wird. Viel günstiger liegt 

 natürlich die Sache bei dem Planktonnetz, das durch höchstens 200 m planktonreicher Schichten 

 geht und in dem tiefen Wasser seine grosse Netzwand nicht erheblich mit Fang belegt, weil hier 

 davon zu wenig ist. 



Der Horizontalcylinder. 



Es ist etwas unbequem, sich in die Einrichtung dieses Apparates hinein zu finden. Es 

 kommt darauf an, in einen Cylinder von kleinem Querschnitt eine recht grosse Netzwand unter- 

 zubringen ohne den Cylinder ungebührlich lang zu machen. Dieser Aufgabe durch wiederholte 

 Einstülpung der Art, wie man einen Handschuhfinger einstülpen kann, gerecht zu werden, 

 empfiehlt sich nicht, wie ich aus entsprechenden Versuchen weiss; das Netz wird dadurch 

 ausserordentlich lang, enfaltet sich schlecht unter Verletzung und Beeinträchtigung des Fanges, 

 und die Entfaltung erfordert ungebührlich viel ßaum an Deck. Es bleibt daher nur übrig, 

 das Netz zu einer Art von Faltentrichter zu gestalten, und das ist in dem vorliegenden Apparat 

 ausgeführt worden. Es ist also mit Hilfe des Barchent-Kragens LR (Tafel VIH, Fig. 3 u. 4) 

 die Netzwand gezwungen worden, die gewünschten Falten zu machen. Um diese Formung 

 durchgehend zu erhalten, wird es nöthig, durch die Gasröhren s die Falten zu stützen und 

 nach innen zu drängen (vgl. den Querdurchschnitt Tafel VIH, Fig. 5). Ferner muss der ganze 

 Körper des Cj'linders solide gestützt werden, was durch die Röhren St., die in der Zeichnung 

 etwas dick ausgefallen sind, geschieht. Die Röhren St. sind in Ringen (Tafel IX R) befestigt ; 

 von diesen Ringen gehen nach innen die 6 Träger P und Q ab, in die auch die dünneren Röhren s 

 eingelassen sind. Ueber dies Gerüst wird das Netz gehängt. Der Raum für das eintretende 

 und filtrirende Wasser findet sich in Tafel VIII und IX mit IT bezeichnet. 



Auf den Eingang des Cylinders wird das Deckstück A mit den Schrauben a aufgo- 

 schroben. Es legt sich auf die oberen Ränder der Falten des Netzes, die auf diese Weise 

 gegen den Wasserandrang geschützt werden, der sie sonst sehr rasch ausfasern würde. Unten, 

 gegen den unteren Netzkragen LR (Fig. 4) wird zunächst ein dünner Metallring/ aufgeschroben, 

 dann wird der Blechtrichter C durch die Schraubenmuttern JS festgeschroben, damit ist das 

 eintretende Wasser W abgesperrt und kann nur durch Filtration entleert werden. Wenn die 

 Schraube D entfernt würde, so würde von da aus durch Zug filtrirt werden, aber das ist für 

 die Erhaltung des Netzes nicht ohne Gefahr. In dem Blechtrichter befindet sich noch das 

 Netz JV', das durch den Ring ?■ in dem Trichter befestigt wird. Dieses Netz wäre entbehrlich, 

 nur wenn man aus grossen Tiefen mit dem Cylindernetz vertikal ziehen will, etwa mit der Ge- 



Hensen, Methodik der Untersuchuuge)!. B. 



