Träge Thermometer. 121 



Das Wageiinetz ist ein theurer (ca. 850 Mk.) und verwickelter Apparat, es wäre also er- 

 wünscht, ihn durch etwas Besseres zu ersetzen. Dabei ist zu bedenken, dass Bojen für Arbeiten 

 in der Tiefe keine Verwendung finden können, weil sie zerdrückt oder zusammengedrückt werden, 

 folglich nicht mehr funktioniren. Man könnte daran denken, das Netz in den Schlitten des 

 Trawls zu legen und dafür einen Deckel nach Art photographischer Momentapparate zu kon- 

 struiren, der durch ein oder zwei Propeller in die erforderliche Bewegung gesetzt würde. Pro- 

 peller laufen aber im "Wasser unabhängig von der Berührung des Grundes und sind 

 daher für den vorliegenden Zweck nur mit grösster Vorsicht zu verwenden ! Galvanische 

 Kräfte müssen bei grossen Tiefen ausser Betracht bleiben, weil die Isolirungen ein zu lästiges 

 Nebengewicht mit sich bringen. Durch Fallgewichte den Schluss auszulösen, würde wohl an- 

 gehen, aber dabei ist zu bedenken, dass das Seil hunderte Meter vor dem Netz bereits am 

 Boden schleift, daher ein Fallgewicht erst dann wirksam werden kann, wenn man beginnt, das 

 Netz zu heben. Ganz leicht und sicher würde also auch diese Einrichtung nicht funktioniren. 

 Dies waren die Ueberlegungen, die mich zu der Konstruktion des vorstehend geschilderten 

 Apparats gebracht haben. Zur Zeit finde ich nichts Besseres. 



C. Sonstige Apparate. 



Die hauptsächlichsten der zur Meeresuntersuchung bestimmten Apparate werden von 

 Hrn. Prof. Krümm el (Bd. 10.) aufgeführt und beschrieben. Es ist nur wenig Besonderes, 

 dessen hier noch Erwähnung geschehen muss. 



Die trägen Thermometer. 



Ich habe drei Thermometer, deren Gefäss mit einer Hartkautschukhülle von 1,5 cm 

 Dicke umgeben war, mitgenommen. Die Theilung ging von bis 30° C, jeder Grad hatte 

 die Länge von 0,9 bis 1 cm und war in Zehntel getheilt, sodass Fünfzigstel ziemHch gut, 

 Hundertstel nur unsicher geschätzt werden konnten. Die Kautschukhülle war so dünn ab- 

 gedreht, dass das Thermometer, in "Wasser getaucht, sich in 25 Minuten genau auf die richtige 

 Temperatur einstellte. Als die drei Thermometer in den Ocean von 26° C. bis zu gleicher 

 Tiefe versenkt waren, gaben nach einer Stunde Nr. 1 und 2 genau die gleiche Ablesung, Nr. 3 

 stand 0'',03 zu hoch ; diese Differenz ist in der nachfolgenden Tabelle korrigirt. 



Frühere Untersuchungen hatten mir eine Vertheilung der Temperatur, des Salzgehalts 

 und des Planktons in den Tiefenzonen grösserer Tiefen der östlichen Ostsee ergeben die 

 unerklärlich waren, und in mir den Wunsch wach riefen, über das Eindi'ingen der Wärme in 

 das Wasser einige Erfahrungen zu sammeln. Im Ganzen war ja nicht zu hoffen, dass unsere 

 Expedition den Schatz unseres Wissens über das physikalische Verhalten des Meeres direkt 

 werde vermehren können. Wenn hier durch den Fleiss von Hrn. Krümm el dennoch ein 

 Gewinn erzielt worden ist, so muss doch daran festgehalten werden, dass man nur auf eine 

 Bereicherung des eigenen Wissens über bereits von Anderen Erworbenes hinaus hoffen darf, wenn 

 in geregeltem Plan entsprechende Leistungen an Zeit und Mitteln aufgewendet werden können. 



Hensen, Methodik der Untersuchungen. B. 



