Pipette. • 146 



des Schüttelgefässes hinunter geschoben. Damit ist dann die Mischung in der verlangten 

 Menge zwischen Glas und Höhlung des Stempels eingeschlossen. Man zieht die Pipette aus 

 dem Gefäss heraus, trocknet sie ab (die hierbei verloren gehende Wassermenge ist sehr un- 

 bedeutend), und fettet den Rand des Glases ein ; dies darf nicht unterlassen werden, weil sonst 

 Verluste unvermeidlich sind. Man entleert dann die Pipette auf die Glasplatte des Zähl- 

 mikroskops, indem man den Stempel etwas vorschiebt, füllt den entleerten ßaum mittelst einer 

 Spritzflasche mit reinem Wasser, spült und entleert wieder, sodass sicher alle körperlichen 

 Theile heraus kommen. Den letzten Tropfen klopft man heraus, indem man über der Glas- 

 platte die Pipette auf einen weichen Körper, etwa auf den Finger der anderen Hand, abklopft. 

 Die Herstellung der Stempelpipetten ist nicht ganz einfach. Wie Fig. 2 zeigt, besteht 

 der Cylinder aus 4 Korkscheiben k, zwischen denen drei Messingscheiben in. liegen ; durch die 

 Schrauben s werden die Korkscheiben so breit gedrückt, dass sie im Glasrohr genau schliessen. 

 In die dicke Endplatte int wird der aus Nickel gedrehte »Stempel« eingeschroben, wobei er 

 die Korkplatte k' nach Bedarf komprimirt. Das Glasrohr ist in seinem unteren Ende aus- 

 geschliffen, daher kann der Stempel so genau gedreht werden, dass er mit sehr kleinem Spiel- 

 raum in die Glasröhre hinein passt. Der Stempel wird in seinem mittleren Theil so ausgedreht 

 und schliesslich auspolirt, dass er genau den verlangten Raum umschliesst. Man kalibrirt mit 

 Quecksilber, wobei dafür zu sorgen ist, dass der Raum vom Quecksilber ganz ausgefüllt wird. 

 Es kann erforderlich werden, eine Lederplatte auf den Stempel aufzusetzen, wenn das Queck- 

 silber sich bei dem Herausziehen der Pipette aus dem Napf mit Quecksilber nicht mehr völlig 

 der Glaswand anschmiegt. Ich gebrauche einen Satz von 0,1, 0,2, 0,5, 1 und 2,5 ccm Inhalt. 

 Ich habe nicht gefunden, dass, abgesehen von der Verletzlichkeit dieser Pipetten, an dem Ver- 

 fahren etwas auszusetzen wäre. Die Stempelpipette wird für 18 Mk. geliefert, doch ist zu 

 prüfen, ob sie genügend geaicht ist ^). 



Das Zählmikroskop. 



Tafel X. 

 Um die Zählungen auszuführen, verwende ich ein besonderes Mikroskop. Man möchte 

 glauben, dass jedes beliebige Mikroskop für diesen Zweck dienstbar gemacht werden könnte, 

 aber für irgend grössere Arbeiten macht es sich doch bezahlt, ein für den Zweck besonders 

 eingerichtetes Mikroskop zu haben. Das Mikroskop soll horizontal aufgestellt werden können, 

 damit die Flüssigkeit auf dem Objekttisch nicht zum Abfliessen nach einer Seite hin neigt; 

 zur Horizontalstellung dienen die Fussschrauben w. Für meine eigenen Zählungen stellte ich 

 das ganze Mikroskop noch auf eine viereckige Zinkplatte, die fest auf dem Tisch stehen blieb. 

 Der Objekttisch ist in der Richtung rechtwickliger Koordinaten verschieblich und 135 mm an 

 jeder Seite, hat also 182 qcm Fläche. Der Trieb für die vor- und rückwärts-Bewegung liegt 

 in der Mitte des Objekttisches, Fig. 3 a, die die Bewegung leitenden Schienen liegen bei b, ¥ 

 ganz am Rande des Objekttisches, die Bewegung ist daher glatt und recht genau. Die zu- 



*) Leider ist Nickel nicht genügend homogen, um aus dem Gewichtsverlust des Stempels den gebildeten 

 Raum direkt festzustellen. 



HenBen, Methodik der Untersuchungen. B. 

 1» 



