146 Hensen, Methodik der Untersuchungen. 



gehörigen Schraubenköpfe liegen bei c und <■'. Ich habe je zwei Köpfe angebracht, um nach 

 Bedarf alle erforderlichen Bewegungen mit einer Hand zu machen und um dabei sowohl 

 die rechte wie die linke Hand gebrauchen zu können. Letzteres ist wünschenswerth, wenn 

 Objekte von der Platte aufgenommen oder aufgesogen werden sollen. Da zwei Köpfe nicht 

 Platz neben einander finden, wurde je einer mit Kugelgelenken versehen. Neben der linken 

 Schlittenschiene findet sich bei d eine getheilte Leiste, die benutzt wird, um die Stelle zu 

 notiren, an der ein Objekt sich befindet das besonders interessirt und nach vollendeter 

 Zählung wieder aufgesucht, eventuell herausgenommen werden soll. Während des Zähleus darf 

 man au solche Objekte nicht rühren, weil dabei Bewegungen in der Flüssigkeit entstehen, die 

 zu Irrungen Anlass geben können. 



Für die seitliche Verschiebung dienen die Schraubenköpfe e und e . Die Bewegung 

 wird bewirkt durch eine Schraube mit dreifachem Schraubengang. Die Schraube liegt 

 excentrisch zwischen den Schienen /, weil bei Lagerung in der Mitte des Tisches die Aus- 

 ladung zu gross werden würde, denn die Lichtöffnung in der Mitte des Tisches darf nicht 

 durch die Schraube gedeckt werden. Bei /' liegt der Objekttisch nur auf einer Leiste, hier 

 findet sich keine eigentliche Schlittenschiene. Der Schraubenkopf e ist getheilt und mit Nonius 

 versehen, sodass man nach ihm die Lage eines Objekts notiren und sie später wiederfinden kann. 

 Eine grobe Theilung zur Ergänzung für ganze Umdrehung findet sich auf dem Objekttisch, 

 ist aber nicht mit gezeichnet worden. 



An der Triebstange für c und e sieht man eine besondere Einrichtung, nämlich eine 

 kleine Zunge g, die um eine Axe drehbar ist und durch eine Feder nach oben gegen die ge- 

 rändelte Peripherie der Triebstange gedrückt wird. Diese Zunge, die eine doppelte Schneide 

 hat, zeigt durch ihre Stellung die Richtung an, in der der Schraubenkopf zuletzt gedreht 

 wurde. Daher kann man in der Regel sicher erkennen, in welcher Richtung der Objekttisch 

 geschoben war, was also schon gezählt worden ist, wenn die Zählung unterbrochen wurde und 

 später wieder fortgesetzt werden soll. Nur wenn gerade von einem Spatium des liniirten 

 Glases auf ein anderes übergegangen werden soll, muss man sich eine Regel machen, ob 

 man unterbricht, ehe die Verschiebung geschehen ist, oder ob sie schon vollführt wird, ehe 

 man aufhört zu zählen. 



An dem Tubus hängt rechts oder links ein Schraubenkopf aus Hartkautschuk für den 

 groben Trieb. Ein fester und metallener Kopf würde durch die Athmung beschlagen und 

 das kondensirte Wasser würde auf die Glasplatte tropfen, könnte also dort die Lagerung der 

 Theilchen stören. 



Auf den rechteckig ausgeschnittenen Objekttisch kommt eine liniirte Glasplatte. Sie 

 wird hier durch eine bewegliche, mit Gummirohr überzogene eiserne Widerlage festgehalten. 

 bei h. Auf der linken Seite, Fig. 4 und 5, findet sich die gleiche Widerlage bei k, doch sitzt 

 diese an einem beweglichen Arm /, der mittelst der Schraube /// festgesetzt werden muss. 

 Bevor die Platte festgelegt wird, muss sie gegen die Stifte o angedrückt werden, damit sie 

 richtig lagert. Diese Glasplatte n ruht auf drei Punkten auf, nämlich auf der Schraube p und 

 auf zwei Stiften an den distalen Ecken bei q. Die Glasplatte muss für gewisse Zwecke senk- 



