Zählmikrosjcop. 147 



recht gegen die optische Axe der Linse gestellt werden; um das zu bewirken, dient die Ein- 

 richtung Fig. 6, der Stift '/, auf dem die Platte ruht, kann nämlich durch den Schraubenkopf r 

 gehoben oder gesenkt werden. Man stellt bei etwa 200 facher Vergrösserung die Oberfläche 

 der Platte nahe bei der Schraube p ein, darauf verschiebt man den Tisch so, dass man die 

 distale Ecke der Platte unter der Linse hat und stellt hier mit Hilfe der Schraube r die Ober- 

 fläche richtig ein, dann geht man an die andere Ecke und wiederholt hier das Verfahren. 

 Dabei müssen aber die Klammern k gelöst sein, weil sonst die Glasplatte nicht frei aufliegt. 

 Die Platte muss plan sein, ich beziehe sie von der Rathenower Aktiengesellschaft, vormals 

 Emil Busch aus Rathenow bei Berlin, sie kostet etwa 1 Mk. per Stück. Die genau recht- 

 winklige Lage ist erforderlich, wenn man die Platte auf dem Tisch horizontal stellen will. Sie 

 ist sehr angenehm, wenn mit starker Vergrösserung trocken gezählt wird, weil man dann kaum 

 die Einstellung zu reguliren braucht, sie ist erforderlich, wenn die Platte liniirt werden soll. 



Die Linien verlaufen am besten, so wie es die Figuren zeigen, von vorn nach hinten. 

 Man braucht etwa drei Platten, eine so dicht liniirt, dass noch bei 200 facher Vergrösserung 

 zwei Linien zugleich in dem Okular gut gesehen werden, eine von mittlerer Entfernung der 

 Linien für 75 bis 100 fache Vergrösserung und eine für 25 bis 50 fache Vergrösserung; die 

 Abstände der Linien sind dabei etwa 0,2-, 1,25 und 2,5 mm. Die Linien müssen so gezogen 

 werden, dass sie bei Verschiebung des Objekttisches von vorn nach hinten oder umgekehrt ihre 

 Stellung im Okular behalten. Dies erreicht man am sichersten, wenn man die Platten in 

 ihrer richtigen Stellung auf dem Objekttisch liniirt. Dazu dient der Fig. 4 gezeichnete Apparat. 

 An dem festgeschraubten Arm s sitzt genau unter der Linse der Diamant t. Dieser ist be- 

 festigt in dem Ring u, der Ring ist drehbar in einem zweiten Ring, der mittelst zweier Axen- 

 schrauben an dem Arm s beweglich befestigt ist und durch eine sehr schwache Feder nieder- 

 gedrückt, beziehungsweise getragen wird. Die feinere Regulirung des Drucks mit dem der 

 Diamant schreiben soll, erhält man durch die Mikrometerschraube des Mikroskops, die gröbere 

 Einstellung geschieht mit Hilfe des Arms s. Durch den Zwirnsfaden v wird der Diamant mit 

 Hilfe des groben Triebes von der Glasplatte abgehoben sowie leise aufgesetzt. Bei ent- 

 sprechender Einstellung des Tubus kann man mit schwacher Linse beobachten, wie der Diamant 

 seine Linie zieht und regulirt den Druck so, dass diese Linie unter Wasser mit dieser Linse 

 gerade völlig deutlich gesehen werden kann. Macht man den Strich stärker, so springt leicht 

 der Rand der Linie nachträglich aus, auf keinen Fall darf man gleich so starken Druck geben, 

 dass der Rand der Linie auszuspringen beginnt. Den verlangten Abstand der Linien erhält 

 man leicht mit Hilfe des getheilten Schraubenkopfs, Fig. 3 e. Der Diamant soll immer nur in 

 einer Richtung schreiben, auch darf er nicht in eine alte Linie gerathen, noch auch hart auf- 

 gestossen werden, wenn er gut bleiben soll. 



Das Zählen. 



Für die numerischen Bestimmungen des Inhalts der Fänge sind eine Reihe von Zählungen 

 erforderlich. Von den am zahlreichsten vorkommenden Formen zählt man nur eine kleine 

 Quote des ganzen Fanges, von den weniger reichlichen Formen eine entsprechend grössere 



fieuseu, Methodik der Untersuchungen. B. 



