SEICHES 



93 



l'étude très complète des variations de hauteur du lac et des dénivel- 

 lations dans la station où ils sont établis. J'ai éprouvé le besoin d'a- 

 voir un appareil analogue, mais portatif, qui me donnât la facilité de 

 faire la même étude en un point quelconque du lac. J'ai fait construire 

 en 1878, par M. J. Gauderay, à Lausanne, mon limno graphe porta- 

 tif. Cet appareil consiste en : a un puits volant, formé d'une feuille 

 de zinc, enroulée en cylindre (A fig. 5:3) de 50'™ de diamètre et de 

 40fm de hauteur, que j'établis dans un creux de la grève ; le fond B du 



(Fig. 58.) Limnographe portatif, Forel. 



puits, est fermé par le sable; comme canal d'alimentation, j'ai un 

 tuyau de gutta-percha (C) de 2'" de long, et de 15'»™ de diamètre in- 

 terne. 



h Le flotteur est un bassin de zinc (D), de 40"» de diamètre ; le mât 

 en fer (E), se soude par un bouchon de Uège à un tube de laiton (F), 

 qui traverse l'appareil enregistreur. 



c Sur le tube de laiton (F), s'adapte un petit ajustage (G), qui porte 

 un crayon horizontal ; un poids, à re.Ktrémité d'un levier excentrique, 

 le fait presser contre le papier de l'enregistreur. 



d Le cylindre enregistreur {H) est vertical ; il est en bois, recouvert 

 d'une feuille de papier que je change quand il est nécessaire. Il est 



