92 HYDRAULIQUE 



c'est-à-ilire une très petite fraction de millimètre. C'est ce qui expli- 

 que la sensibilité parfaite de l'appareil, (]ui réagissait sous les plus fai- 

 bles dénivellations de l'eau. 



Le limnogi'aphe que M. Ph. Plantamour a fait établir en 1877 par la 

 Société de construction d'appareils de physique de Plainpalais, et a 

 fait installer dans sa villa de Sécheron, à 800'" amont de la jetée des 

 Pâquis du port de Genève, sur la rive droite du lac, est bâti sur le 

 même système que mon limnographe. Il en diffère toutefois : 1" En ce 

 que la transformation du mouvement vertical du flotteur en mouve- 

 ment horizontal s'opère par des rubans de cuivre qui s'enroulent sur 

 des poulies à gorges ; 2" en ce qu'à côté du crayon qui trace les dé- 

 nivellations de l'eau en grandeur naturelle, un second crayon les re- 

 produit avec une réduction au cinquième (cela'pour obtenir l'inscrip- 

 tion des grandes seiches qui sont parfois énormes à Genève); 3" en ce 

 que l'appareil enregistre automatiquement les heures par une coche 

 tracée sur la ligne de marche par un troisième crayon. (') 



Quel que soit le mécanisme de l'enregistrement, — chaque observa- 

 teur peut le construire à son gré — on reconnaîtra que l'appareil est 

 convenable, si les tracés répondent aux trois conditions que voici : 



a Les oscillations du lac doivent se dessiner en courbes continues ; 

 s'il y a dans le tracé des secousses ou escaliers, c'est une preuve que 

 les frottements de l'appareil enregistreur sont ti'op forts ; on corrigera 

 ce défaut en augmentant la superficie du flotteur. 



h Les oscillations de l'eau doivent se dessiner en courbes à som- 

 mets arrondis. Si les sommets des courbes des seiches sont aigus, c'est 

 une preuve que le débit du tuyau d'alimentation est trop faible pour 

 faire suivre à l'eau du puits les dénivellations du lac. On y obviera en 

 raccourcissant le tuyau d'alimentation, ou en lui adjoignant un second 

 tuyau. 



c Les tracés des seiches doivent être simples ; s'ils présentent des 

 hachures qui en élargissent le trait et le rendent confus, c'est une 

 preuve que les vagues et vibrations, oscillations à type rapide, se font 

 sentir avec trop d'intensité. On corrigera cet inconvénient en allon- 

 geant le tuyau d'alimentation, ou en rétrécissant son calibre. 



5" Les limnimètres enregistreurs, ou limnographes fixes, permettent 



(') Voir pour les détails de la construction de ce magnilique appareil : P/i. Vlan- 

 taniour, Le limnographe de Sécheron (loc. cit. p. 63, n° 14). 



