90 HYDRAULIQUE 



4" Enfin la méthode la plus parfaite est celle du limnographe ou 

 limnimètre enregistreur. Nous en avons établi cinq appareils, de types 

 divers, sur le lac Léman, à savoir : les limnographes fixes de Morges 

 (F. -A. Forel, 1876), de Sécheron, près Genève (M. Ph. Plantamour, 

 1877), de Thonon (Ponts et Chaussées français, 1880), les limnogra- 

 phes portatifs de F.-A. Forel, 1878, et de M. Ed. Sarasin, 1879. 



Tous sont bâtis sur le principe du marégraphe, modifié pour l'enre- 

 gistrement de dénivellations du lac de 5 à 80 minutes de durée. Leurs 

 traits généraux sont les suivants : 



Un puits de dimensions suffisantes est mis en communication avec 

 le lac par un tuyau d'alimentation assez large pour que l'eau du puits 

 suive les dénivellations à longue période du lac, assez étroit pour que 

 l'action des vagues et vibrations n'y soit pas trop sensible. Dans ce 

 puits flotte un bassin ouvert par en haut ('), qui porte un mât vertical 

 aiTivant jusqu'à la hauteur de la table d'enregistrement. Au mât est 

 fixé, par un ajustage convenable, un style, ou crayon, ou plume, qui 

 dessine les dénivellations du lac sur un papier enregistreur, mu par 

 un artifice d'horlogerie. Les dimensions du flotteur doivent être assez 

 fortes pour que la pression de l'eau, même lorsque la dénivellation est 

 très faible, surmonte facilement tous les frottements de l'appareil 

 enregistreui-. 



Voici, comme exemple, les dimensions principales du limnographe 

 de Morges qui présentait une sensibilité exquise, en même temps 

 qu'une stabilité suffisante. Il était parfaitement approprié à l'étude des 

 seiches de cette station. 



Superficie du puits 'i'"'- 



Tuyau d'alimentation, longueur 8.4'" 



» diamètre 6''" 



Flotteur circulaire, diamètre SO'"' 



L'appareil de transmission donnait les dénivellations de l'eau de 

 grandeur naturelle, sans amplitication, sans réduction. 



La marche de l'horloge était primitivement calculée pour donner 

 une vitesse d'enregistrement de 1"'™ par minute, soit O*""' par heure. 

 Plus tard, quand j'eus étudié suffisamment les types des seiches de 

 Morges, je l'ai réduite à 3'"'" par heure. 



(') Les tlolteurs sphériques ou cylindriijues fermés doivent être évités. Les va- 

 riations de température déterminent des variations de pression, et l'eau finit par 

 les remplir par quelque fissure invisiJjle du métal. 



