336 THERMIQUE 



sont les thermomètres Six-Gasella et Negretti et Zambra, l'un et l'autre 

 à Londres. 



Le Miller-Casella est un thermomètre de Six, à maximum et à mini- 

 mum, dont la boule est logée dans un tube extérieur de verre qui la 

 protège contre les effets de la pression. C'est un bon instrument, pra- 

 tique dans certaines circonstances; mais pour l'étude des lacs, je lui 

 préfère le Negretti et Zambra, qui lui est très supérieur. 



Je me suis servi uniquement du thermomètre à renversement de 

 Negretti et Zambra (Deep sea inveitiug thermometer) et l'instrument 

 que j'ai possédé depuis le printemps de 1879 jusqu'au 29 septembre 

 1890 (') m'a parfaitement satisfait. 



C'est un thermomètre à mercure, logé dans un double tube de verre, 

 le tube extérieur étant seul influençable par les variations de la pres- 

 sion extérieure ; c'est un thermomètre à renvei-sement dont la colonne 

 se brise, à un point déterminé par un rétrécissement du tube, à l'ins- 

 tant où l'appareil est renversé boule en haut; la longueur delà colonne 

 mercurielle séparée de la masse principale est mesurée sur une 

 échelle gravée sur le verre et donne la température au moment du 

 renversement. 



Les constructeurs ont donné deux modèles de l'appareil de renver- 

 sement. Le modèle métallique est un cadre qui peut basculer, sous 

 l'action libératrice d'une roue à ailettes, ou hélice, qui se met enjeu 

 lorsque l'on commence à remonter la sonde ; le déclanchement se fait 

 après un ou deux mètres de trajet (-). Le modèle en bois est une caissette 

 allongée, en bois de sapin, alourdie jusqu'à la densité de l'eau par du 

 plomb ; celui-ci est sous forme de grenaille, et mobile dans la caisse, 

 de telle sorte que son déplacement assure la stabilité verticale de 

 l'appareil dans la position qu'on lui fait prendre. La caissette est atta- 

 chée à la ligne de sonde par une cordelette flottante qui lui permet de 

 prendre la position boule en bas pendant la descente, boule en haut 

 pendant la remontée. C'est de ce dernier modèle que je me suis servi 

 de préférence; il est plus rustique et d'un emploi plus pratique dans 

 les nacelles à équilibre peu stable où nous travaillons sur nos lacs. 



(1) Le thermomètre git actuellement au fond de l'entonnoir du Boubioz, au lac 

 d'Annecy. 



("■') Un autre modèle fait partir le déclanchement sous l'impulsion d'un messager 

 •qui glisse le long de la ligne de sonde. 



