456 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de S'^^'-j sur un pouvoir moyen de 5oo™' à 600'^»^ pour 100'="''; soit donc une erreur qui 

 oscille entre 1,74 et i,45 pour 100. 



La formule (2 ) exige quelques corrections : 1° parce qu'on a supposé, (?n 

 prenant 2V = 22', Sa, que le mélange gazeux soumis à la combustion était 

 sec, à o" et 7G0"'"; or ce gaz est toujours saturé d'eau et à une tempéra- 

 ture t^ o et à une pression H ^ 760°"°; 2° parce que les résultats d'opé- 

 rations diverses doivent, si l'on veut les comparer entre eux, être rapportés 

 à des prises de gaz combustibles supposées faites à 0° et sous 760™™; il est 

 facile de tenir compte de ces deux circonstances dans le calcul des résultats, 

 et de voir que la puissance calorifique corrigée $ est donnée par 



(3) <J^=-^' 



11^ 



(H = pression atmosphérique au moment de l'expérience). 



Il va de soi que les diverses formules (i), (2) et (3) s'<appliquent quelsque 

 soient l'appareil et la méthode qui ont fourni les valeurs expérimentales néces- 

 saires rt! et A; mais pour donner une application pratique courante à ces for- 

 mules simplifiées, j'ai réalisé un appareil portatif permettant d'effectuer, 

 loin du laboratoire, sans cuve à mercure, ni cuve à eau, les deux mesures 

 de a et />: il se compose d'un tube-mesureur, d'une petite bombe en laiton 

 pour les combustions et de deux réservoirs en verre pour les prélèvements 

 gazeux. Voici quelques-uns des résultats qu'il m'a donnés : 



Eiidiomètre Bombe 



Appareil. à Hg. lîerllielot. 



Cal Cal 



Gaz tonnant dilué d'air, 100™' ii5,i n3,i » 



Gaz d'éclairage dilué d'air, 100'"''. . . ii4.9 "5.9 » 



( hcin 8 ) •■'" 



Gaz d'éclalra°e (de Lille), 100"" ... ^^'^' [ » 5o3,2 



( 000,7 ) 



La description détaillée et le fonctionnement de cet appareil qui donne 

 par a et h le pouvoir calorifique du gaz, sa teneur en gaz utiles, et son 

 analvse immédiate (H- H- CO ensemble), tout en se prêtant très bien à une 

 analyse complète, seront exposés dans d'autres recueils. 



MINÉRALOGIE. — Sur le pseuilopofychroïsme des sphérolites. Note 

 de M. Paul Gaubert, présentée par M. A. Lacroix. 



Des cristaux incolores, mais présentant une structure iibreuse ou lamel- 

 laire, examinés à la loupe dichroscopique, montrent parfois deux images 



