558 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'ulilisalion pour cet objet de ce pliotomèire ( Ikipport annuel de l'Observa- 

 luiic de Paris pour 1908, p. 21; liullctin astronomique, avril 190g, p. ijo-171). 

 Je rappelle que, dans cet appareil, on mesure dans les diverses régions du 

 spectre l'éclat de Fétoile observée par rapport à une étoile artificielle réa- 

 lisée au moyen d'un étalon secondaire électrique, et en intercliangeant, sur 

 le trajet commun des faisceaux des deux astres, une série d'écrans liquides 

 monochromatiques. Il est facile de voir que, n étant le nombre des écrans 

 utilisés (actuellement n ^= 3), il existe entre la température de Taslre 



observé et les données de l'appareil relations distinctes. Pour sim- 

 plifier cet exposé, il ne sera (jucstion que des mesures faites avec les écrana 

 n" l (rouge) et n" 3 (bleu) (jue j'ai définis ailleurs ('). 



.T'ai fait avec cet appareil, sur les âmes de fours portés à diverses tempéra- 

 tures et sur l'arc électrique, une série de mesures entre i^ou" et plus de 3Guo" 

 absolus. Soient Ta,T^,T'^, ... les températures de ces sources, mesurées aU 

 moyen depyromèlres Féry étalonnés; soient R, R', R", ... cl B, B', B", ... 

 les intensités correspondantes des images mesurées respectivement à travers 

 les écrans rouge et bleu de mon photomètre stellairo. En portant en abscisses 



les logTT et en ordonn(''CS les ^p-i on trouve que la courbe figurative est une 



ligne droite, comme il ressort du Tableau suivant, et comme le veut, 

 dans ces limites, la loi du rayonnement monochromatique de Planck 



„AT 



Four llera'iis à i4o8" alisolus +0,750 



Four Mecker 31648" » ........ +o,.j26 



Four Mecker à 1705° ;> 4-0,420 



Cratère positif de l'aie à 36[6° » — o,388 



Le fait que les observations sont conformes à la loi de Planck, bien (jue 

 les écrans liciuides ne soient qu'à peu près monochromatiques, démontre 

 ceci (que j'ai d'ailleurs vérifié directement par des mesures spcctrophoto- 

 métriques de la lnminosit('' de ces écrans) : les longueurs d'onde eiléclives A,,, 

 Au correspondaiil aux deux écrans varient, il est vrai, avec les températures, 



(') Voir nolatnuienl Uullclin astronoiniijuc. jamier l'iot). 



