754 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cela aussi il est mieux de supprimer entièrement ces variations autour de 

 l'horloge, en la plaçant dans une enveloppe hermétiquement close; et c'est 

 ce qui fut réalisé à Paris par M. C. Wolf. 



Depuis on a imaginé des dispositifs évilaiit le remontage; mais ici j'ai surtout en 

 vue l'emploi des liorloges telles qu'on les construit habituellement, et que l'on remonte 

 à la main. 



Avec ces horloges, supposées placées dans une enveloppe bien close, la pression de 

 l'air qui les entoure change, en général, au moment du remontage, puisque c'est par 

 exception que cette pression se trouve égale à la hauteur barométrique extérieure; en 

 outre, ce qui est plus grave, il est difficile d'obtenir une enveloppe dans laquelle ne se 



propagent pas les variations de la pression extérieure ( ' ). 



f 



J'ai cherché à éviter ces inconvénients au moyen de l'appareil suivant, 

 étudié et construit par la maison Mailhat, et qui maintient automatiquement 

 la même pression dans l'enveloppe de l'horloge (et plus généralement à 

 Tintériour de tout récipient qui n'a que des pertes suffisamment faibles), 

 pourvu toutefois que cette pression soit convenablement choisie. 



Ainsi, je suppose que la pression à conserver constante est — ou inférieure 

 à la valeur minima de la hauteur barométrique dans le lieu considéré, — 

 ou supérieure à la valeur maxima de la même hauteur barométrique. 



L'appareil qui va être décrit fonctionne dans le cas de la seconde hypo- 

 thèse, c'est-à-dire quand la pression à conserver constante est supérieure 

 aux plus grandes hauteurs barométriques du lieu où l'on opère; mais on 

 voit immédiatement les petites modifications qu'il faudrait y apporter pour 

 le faire fonctionner dans le premier cas (-). 



Cet appareil de réglage automatique a pu être réduit à une petite caisse mé- 

 tallique CCCC dont les dimensions extérieures sont o'",32 x o", i 5 x o™, 1 2, 

 non compris les tubes R et P, dont le dernier communique avec la boîte qui 

 enveloppe la pendule. Quant au tube R, il communique avec un réservoir 

 (non représenté sur la figure), renfermant de l'air maintenu à une pression 

 toujours supérieure à celle qui doit régner autour de l'horloge. 



(■) Tisserand a montré {Comptes rendus, t. CXXII, i'^"' semestre 1896, p. 646) que 

 l'enveloppe de la pendule des caves de l'Observatoire de Paris ne protégeait plus, 

 en 1894. cette pendule contre les variations de la pression extérieure. 



(') Au point de vue pratique, ce premier cas serait sans doute un peu moins avan- 

 tageux que l'autre, parce qu'il obligerait à donnei- un plus grand volume au réservoir 

 à air dont il va être question. 



